SchwarzscHirp: Verschiebungen der Bande bei 3883 Äim Sonnenspektrum. 1203 
Expositionszeiten gingen nicht über drei Minuten. Die stündlichen 
Temperaturveränderungen im Beobachtungsraum erreichten nur wenige 
zehntel Grad. 
Das Sonnenbild wurde mit Hilfe eines Rersorvschen Heliostaten 
mit guten Feinbewegungen und eines Objektivs von 20 cm Durch- 
messer und 3 m Brennweite in der Spaltebene entworfen. Vor dem 
Spalt befand sich eine Platte mit Millimeterteilung, die eine Ein- 
stellung auf den horizontalen Durchmesser des Sonnenbildes auf o.ı mm 
genau (was etwa 7" entspricht) gestattete. Die zum Vergleich dienende 
Bogenlampe wurde mit Hilfe eines Zeıssschen Tessars auf den Spalt 
projiziert. Das Tessar wurde auf dasselbe Öffnungsverhältnis abge- 
blendet, wie es die zur Projektion der Sonne dienende Linse hatte. 
Es wurde sorgfältig darauf geachtet, daß bei weitgeöffnetem Spalt 
der Lichtkegel sowohl für die Sonne wie für das Bogenlicht das 
Gitter füllte und symmetrisch einschloß. Ein Unterschied der Licht- 
führung für Sonne und Vergleichslicht besteht dann nur noch inso- 
fern, als die verschiedenen Teile des Beleuchtungskegels ein wenig 
verschiedene Absorptionen erleiden, weil der Absorptionsunterschied 
zwischen Mitte und Rand bei der Projektionslinse etwas anders als 
beim Tessar ist. Auch der Heliostatenspiegel kann eine derartige 
Ungleichförmigkeit geben, wenn seine Versilberung nicht gleichmäßig 
ist, weshalb auf guten Zustand der Versilberung geachtet wurde. Bei 
den Aufnahmen wurde der Spalt auf 0.01 mm verengert. Es trat 
dann eine so starke Streuung des Lichtes durch Beugung ein, daß 
an genügender Identität der Beleuchtung für Sonne und Vergleichs- 
licht kein Zweifel sein konnte. 
Die Spektren bestanden immer aus drei Streifen, wobei die beiden 
äußeren derselben Lichtquelle entsprangen und gleichzeitig exponiert 
wurden. Entweder wurden zuerst die beiden äußeren Streifen, dann 
der mittlere belichtet und dann die Exposition der äußeren Streifen 
wiederholt, oder es wurde umgekehrt eine Exposition der äußeren 
Streifen von zwei Expositionen des mittleren zeitlich eingeschlossen. 
Die Belichtungen wurden mittels einer vom Instrument unabhängigen 
Spaltblende, ähnlich wie man sie bei Sternspektographen benutzt, 
ausgeführt. 
3. 
Zur Erprobung der Aufstellung maß ich zunächst anderweit 
beobachtete Objekte, nämlich die in Tabelle ı bezeichneten Eisen- 
linien. Die Tabelle gibt die Unterschiede Sonne—Bogen in tausendstel 
Angström. Der Bogen hatte als unteren negativen Pol eine Eisen- 
