374 



Gesammtsitzunsr vom 15. März. 



Hauptfelllerquellen, nämlich die masrnetisohe Wirkung auf die das Gas 

 al).sperrende Flüs.sigkoit und der Einlluss der verschiedenen Ga.s.schwere, 

 durch ein Com])cnsation.sverfehren Le.seitigt sind. Wenngleich die Ver- 

 •suchsanordnung in hohem (irade einlach i.st, so erfordern die Beobach- 

 tungen wegen ihrer Feinheit dennoch Zeit und Mühe. Dieser Umstand 

 sowie die Thatsache, dass über den Magnetismus der Gase verhältniss- 

 mässig wenige Messungen vorliegen, mögen es rechtfertigen, dass wir 

 Resultate niittlieilen, welche noch der Vervollständigung bedürfen. 



In der bei.-stehenden Figur ist die Zusammenstellung des benutzten 

 Apparates scliematisch dargestellt, wobei der Deutliclikeit lialber von 

 der Wiedergabe der wirklichen Grössenverhältnisse abgesehen ist. 



Zwischen den beiden einander gegenüberstehenden, kreisförmigen 

 Polflächen eines RuHMKOßFr'schen Elektromagnets wird eine in der 

 Mitte schwach geknickte, im Übrigen gut cyliudrische. beiderseits 

 offene, enge Glasröhre ah vermittelst zweier seitlicher Träger nn in 

 der W^eise festgehalten, dass eine etwa 2 bis 3'"' lange, leicht be- 

 wegliche Flüssigkeitssäule cd (meistens Petroleum) an der Knickungs- 

 stelle im Gleichgewichte einspielt. Weder die Träger, noch die 

 geknickte Röhre, welche der Kürze halber magnetische Libelle 

 heissen mag, sind mit dem Elektromagnete oder dessen Träger in 

 Berührung, wodurch etwaige Erschütterungen der Libelle durch die 

 Deformationen des Eisenkerns beim plötzlichen Magnetisiren und 

 Entmagnetisiren ausgeschlossen sind. Auf die Flüssigkeitskuppe d 

 ist ein verticales Mikroscop m mit GLasscale im Ocular eingestellt; 

 das Mikroskoj) ist ebenfalls auf besonderem Gestell befestigt. 



In dem Räume zwischen den parallelen PoUlächen, welcher nahe 

 als ein homogenes Feld anzusehen ist, ist es möglich, der Libelle 

 eine solche Stellung zu geben, dass die magnetischen Wirkungen 

 auf die Flüssigkeitskuppen sich aufheben, so dass der Flüssigkeits- 

 faden bei starker Magnetisirung stehen bleibt. Werden nun in die 

 Libellenschenkel zwei vei'schiedene Gase gebracht, so rührt der beim 



