TüEPLER u. Hennig: Magnetische Untersuchung einiger Gase. 375 



Magnetisiren entstehende Libellenausschlag nur von der Verschieden- 

 heit im Magnetismus der beiden Gase her. In Wirklichkeit braucht 

 selbstverständlich die erwähnte Compensation nur angenähert erreicht 

 zu sein; eine Abweichung von der völligen Compensation wird durch 

 einen Vorversuch bestimmt und in Rechnung gezogen. Aus dem im 

 Mikroskop gemessenen Ausschlage und aus der als bekannt voraus- 

 gesetzten Feldstärke berechnet sich die Constante k sehr einfach, wenn 

 man vorher den Knickungswinkel a. (vergl. die Figur) ermittelt hat. 

 Ist dieser Winkel so klein, dass für ihn Sinus und Tangens vertauscht 

 werden können, so entspricht einer im Mikroskop gemessenen Ver- 

 schiebung von der Grösse h eine hydrostatische Druckdifferenz der 

 beiden Kuppen von der Grösse 



erb sin cc , 



wenn (7 das specifische Gewicht der Libellenflüssigkeit bedeutet. Be- 

 zeichnet H die Feldstärke, so ist also: 



(rb sin oc 



k = 



H' 



Zu bemerken ist, dass die Libelle für die Beobachtung nur so 

 eingestellt zu werden braucht, dass die beiden Libellenschenkel nahe 

 in eine Verticalebene fallen ; es ist nämlich unter der gemachten Vor- 

 aussetzung, dass oc klein ist, gleichgültig, ob die beiden Libellen- 

 schenkel gegen den Horizont gleiche Neigung haben oder nicht. 



Um den Knickungswinkel der Libelle genau festzustellen, bedient 

 man sich , wie bei der gewöhnlichen Röhrenlibelle , eines sogenannten 

 Libellenprobers , d. h. einer in drei Punkten gestützten Unterlage, 

 welche mittels einer getheilten Elevationsschraube um kleine Winkel- 

 grössen gegen den Horizont geneigt werden kann. Verschiebt sich 

 der Flüssigkeitsfaden der magnetischen Libelle um die Strecke a, falls 

 dieselbe in der Knickungsebene um die kleine Winkelgrösse ß ge- 

 neigt wird, so ist: 



sin Ä = — sin /3 , 

 a 



worin / die Länge des Flüssigkeitsfadens (genauer den Horizontal- 

 abstand der Kuppen) bedeutet. Dasselbe Hülfsmittel dient auch, um 

 zu ermitteln, ob die Libellenschenkel mit hinreichender Annäherung 

 als gerade gelten können. Selbstverständlich sind nur ausgesuchte 

 Röhren zu benutzen. 



Die Kürze der Flüssigkeitssäule ist von Nutzen, da sie der Be- 

 weglichkeit zu Gute kommt; auch der Temperatureinfluss wegen der 

 Längendehnung wird dadurch vemiindert. Bei der 3""' weiten Röhre, 



