37n Gesammtsitzung vom 15. März. 



welche zu den unten mitgetheilten Beol)aehtungen diente, betrug der 

 Knickung.swinkel u, ^ i° ^'}'.^; ein Sealentheil im Mikroskop entsprach 

 einer Verschiebung der Flüssigkeit um o'".°'o437. ^^ '^^^' Flüssig- 

 keitsfaden nach jeder Ablenkung mit erheblicher Genauigkeit, näm- 

 lich bis auf Bruchtheile eines Scalenintervalls , wieder in die alte 

 Gleichgewichtslage zurückkehrte, so ergiebt sich , da.ss das Instrument 

 eine Druckdifferenz von i Zehnmilliontel Atmosphaere noch anzeigt. 

 Diese Genauigkeit hat nichts Überraschendes, wie man sofort erkennt, 

 wenn man vergleichsweise die hydrostatischen Kräfte berechnet, welche 

 die Luftblase einer gewöhnlichen, feineren Röhrenlibelle bei deren 

 Neigung in Bewegung setzen. Diese Kräfte sind noch kleiner als 

 die obigen. 



Die Empfindlichkeit des Druckmessers und die Kleinheit der zu 

 messenden Kräfte machen eine ganz besondere Vorkehrung für die 

 Zu- und Ableitung der zu untersuchenden Gase nöthig. Da ein Zehn- 

 milliontel einer Atmosphaere dem Schweredruck einer verticaleu Luft- 

 säule von nicht mehr als etwa o"'."'8 Höhe gleichkommt, so ist klar, 

 dass, wenn die Libellenschenkel mit verschiedenen Gasen gefüllt sind, 

 schon durch die Verschiedenheit der Gasschwere Druckdifferenzen 

 entstehen können, welche die zu messenden Drucke bei weitem über- 

 steigen.' Daher wurde an das Ende der Libelle bei b mittels eines 

 kurzen Gummischlauches das Rohrsystem b efy (siehe Figur) angesetzt 

 und gehörig befestigt. Die Verbindung zwisclien c und / war jedoch 

 beweglich, so dass das gerade Rohrstück fg möglichst genau in die- 

 selbe Horizontalebene eingestellt werden konnte, in welcher die Kuppen 

 der beiderseits mit Luft gefüllten Libelle ein.spielten. Die Rölire fg 

 war mindestens 50™ lang und endete mit einer feinen Öffnung. Zur 

 FüUung mit dem zu unter.suchenden Gase diente die enge Zuleitung Ai, 

 welche sich in den Libellenschenkel h bis nahe zur Kuppe d fort- 

 setzt. Die Füllung geschieht langsam, indem man zugleich das Ende a 

 der Libelle verschliesst. Wenn das ganze Rohrsystem von d bis g 

 mit dem Gase erfüllt ist, so schliesst man den Hahn h und öffnet 

 wiederum a. Nunmehr ist die Blase offenbar genau an derselben 

 Stelle im Gleichgewicht, an welcher sie vor der Einführung des 

 Gases einspielte , weil die Punkte d und g in derselben Horizontalebene 

 liegen. Der Einfluss der ungleichen Gasdichte ist also compensirt, 

 gleichgültig, welche Gasfüllung in der Röhre besteht. Diese Com- 

 pensation ändert sich auch während der nun folgenden magnetischen 

 Beobachtung für längei-e Zeit nicht, denn die bei g diun-h Diffusion 



' Wollte man nach der im Eingang erwähnten V'ergleichsmethode lieoliaclitcn. 

 so würde selbstver.ständlich dieselbe Schwierigkeit zu beachten sein. 



