400 Gesnmmtsitzun!; vom 15. März. — Miltheilung vom 23. Februar. 



gewechselt werden kann. Der Apparat i.st so justirt, dass die Linie 

 H7 in die Mitte der Platte fällt. Bei den ersten Versuchen war die 

 F- Linie (Ufo) in der Mitte; es zeigte sich aber, dass die actinische 

 Wirkung in dieser Gegend des Spectrums zu schwach war. Im 

 Ülirigen hahe ich die Vorsichtsmaassregeln , die ich schon bei Be- 

 schreibung der früheren Versuche angegeben habe, beibehalten. Die 

 GEissLER'sche Röhre befindet sich in dem vom Objectiv kommenden 

 Strahlenkegel senkrecht auf der optischen Axe des Refractors 42'" 

 vom Spalt des Spectroskops entfernt. Der Spalt wird in die Rich- 

 tung der täglichen Bewegung und die Röhre senkrecht, und nicht 

 parallel zum Spalt gestellt, eine Vorsieh tsmaassregel, auf deren Wich- 

 tigkeit ich schon früher aufmerksam gemacht habe, die aber keine 

 genügende Beachtung gefunden zu haben scheint. Die Spaltebene 

 selbst ist so genau als möglich in den Vereinigungspunkt derjenigen 

 Strahlen {H7) gestellt, welche photographirt werden sollen, und der 

 Spalt ist stets möglichst eng gemacht. Eine Vorrichtung, den Stern 

 während der Beobachtung in dem Spalt des Spectroskops zu halten, 

 die darin besteht, das Reflexbild des Spalts an der vorderen Fläche 

 des ersten Prismas durch ein kleines seitlich angebrachtes Fernrohr 

 zu beobachten, ist meines Wissens bisher noch nicht angewandt 

 grössten worden , und scheint mir von allen bisherigen Methoden die 

 Vortheile zu gewähren. Der Spalt, durch die GEissLER'sche Röhre er- 

 hellt, erscheint als feine leuchtende Linie, auf deren Mitte der Stern 

 erglänzt, der auf diese Weise leicht in jeder beliebigen Stellung 

 festgehalten werden kann. Eine Cylinderlinse ist nicht erforderlich, 

 da die kleinen Schwankungen im Uhrwerk, welches das Fernrohr 

 bewegt, das linienförmige Sternspectrum genügend verbreitern. Die 

 Expositionszeiten lagen bei den bisherigen Versuchen zwischen einer 

 halben Stunde und zwei Stunden; die Spaltweite betrug etwa 

 o'°'"o3, entsprechend einem Bogenwerthe von 15". ITber den Maass- 

 stab der Photographien will ich noch anfuhren, dass die Grösse 

 von I Milliontel Millimeter Unterschied in der Wellenlänge ©""ya 

 entspricht; und da o"™©! auf der Photographie noch gut messbar 

 sind, wird sich die entsprechende Geschwindigkeit von einer geo- 

 graphischen Meile nachweisen lassen. Von Wichtigkeit dürfte es 

 noch sein, hervorzuheben, dass eine Änderung der Dispersion mit 

 der Temperatur, sowie überhaupt eine etwaige Veränderung des 

 Apparats während der Beobachtung ohne jeden Einfluss auf die Ver- 

 schiebung ist, indem gleichzeitig während der ganzen Expositionsdauer 

 die GEissLER'sche Röhre ihr Licht durch die Prismen auf die Platte 

 sendet, also alle Änderungen Vergleichs- und Stemspectrum gleich- 

 massig treffen werden. 



