756 Ocsaninilsitziing viuii "23. .Iiili. 



wurde ,!?childet aus 2 S. E. von Siemkns und IIalske Nr. 36 iS und 

 Ni". 3619, dio entweder einzeln oder parallel oder hinter einander 

 geschaltet zur V(>rwendung kamen. Dieselben waren in Metallbüclisen 

 befestigt, welclie mit Kaiseröl angefüllt waren und in einem grossen 

 Bade dersellten Flüssigkeit standen. Sowohl vor als nach den Ver- 

 suchen wurden die beiden Etalons mit einer dritten Doseneinheit und 

 unter einander verglichen. 



Die Thermometer waren in Zehntelgrade getheilt und drei Mal 

 sorgfaltig mit dem Normaltliermometer des physikalischen Instituts 

 verglichen. 



Der Disjunctor wurde durch ein phonisches Rad getriel)en.' 

 Zur Ermittelung von ;;, der Zahl der Unterbrechungen, war an der 

 Rotationsaxe ein Zählwerk befestigt, das direct '!,■„ Umdrehung abzu- 

 lesen gestattete. Bei jedem Versuche wurden mindestens 700 Um- 

 drehungen gezählt, so dass die erforderliche Genauigkeit von 0.0 1 Pro- 

 cent leicht zu erreiclien war. Der Apparat arbeitete sehr gleich- 

 massig, so dnss die Ablenkungen am Galvanometer durchaus constant 

 waren. Es scheint mir dies ein wesentlicher Vortheil dieses Disjunc- 

 tors gegenüber dem von Hrn. Roni" bemitzten zu sein, luid ich glaube, 

 dass die Abweichungeji, welche die einzelnen Beobachtungen des 

 Hrn. Roni von einander gezeigt haben , gewiss zum grössten Theile, 

 wenn nicht ganz, ihre Erklärung in dem unregelmässigen Gange des 

 von ihm l)e]uitzten ScHnuDx'schen Wassermotors finden. 



Das Galvanometer war ohne künstliche Dämpfung, die Kuhe- 

 lage des Magneten wurde aus Umkehrpunkten bestimmt. Die zu 

 beobachtenden A))lenkungen ä, und ot, lietrugen bei 4"" Scalenabstand 

 mindestens 800"'"' und waren stets ))is auf wenige Scalentheile ein- 

 ander gleich, so dass zur Reduction auf Bogen eine angenäherte 

 Kenntniss des Scalenabstandes genügte. 



Alle Zuleitungsdrähte waren mit Kautschuk überzogen und leicht 

 zusammengedreht, alle Stromwender etc. waren aus Paraffin und 

 Siegellack angefertigt. 



Im Ganzen wurden Cij Versuche angestellt. Allen diesen ge- 

 meinsfun ist nur das Solenoid. Hier konnte nur die Al)ändernng 

 getroffen werden, dass die Inductionssiiule, statt um die Mitte des- 

 selben , I o'''" mehr nach dem einen oder anderen Ende gelegt wurde. 

 Alle anderen Bestandtheile der Versuchsanordnung wurden von Ver- 

 such zu Versuch in weit bedeutenderem Maasse abgeändert. Die 

 Abtheilungen der InductionsroUe wurden einzeln oder in Combinationen 



F. HiMSTKDT, Zwei verschiedene Formen eines sellistliiätigon Disjnnclor.- 

 Ann. m. XXII. .S. 276. 1884. 

 1. c. S. 1 1 . 



