1024 Sit/.nna; clor physikalisch -ninllipnintisclu'ii f'lasso vom 12. Novonilier. 



Bei oiiior Reihe junger Thermometer aus Thüringer (ilas hatte eine 

 26 .stündige Erwännung auf 100° einen An.stieg des zeitigen Eispunktes 

 von o?2 6 und eine .solche von dreitägiger Dauer einen Anstieg von 

 o°40 bewirkt. Bei den Thermometern aus Glas XA^I'", XXII und XXXI 

 -wurde das Verschwinden der von der Anfertigungstemperatur her- 

 rührenden Depression durch den Siedeprocess derartig beschleunigt, 

 dass sogar schon eine halbstündige Erwärmung auf 100"^' ausreichte, um 

 ein mehrere Hundertel Grad betragendes Ansteigen des maximal depri- 

 mirten Eispunktes hervorzubiingen. Weitere Versuche wurden wegen 

 der geringen Resistenzfahigkeit dieser Gläser bisher nicht angestellt. 



Ferner hat sich herausgestellt, da.ss die Eigenschaften des »Jenenser 

 Glases« für theraiometrische Anwendungen auch insofern sehr günstig 

 sind, als die an sich schon sehr kleinen Depres.sionen , welche die 

 Eispunkte der aus ihnen angefertigten Thermometer durch längere, 

 schneller Abkühlung voraufgehende Erwärmungen auf 100° erfalu-en, 

 sich ungemein schnell wieder ausgleichen, so dass schon nach Verlauf 

 von zwei bis di-ei Tagen der Eispimkt wieder seine alte Höhe eiTcicht 

 hat. Nahezu ebenso günstig haben sich in dieser Beziehung die liier 

 imtersuchten französischen Thermometer verhalten, während bei den 

 englischen Thermometern nach etwa einem Monate erst die Hälfte der 

 durch das Sieden hervorgerufenen Depression wieder ausgeglichen ist. 

 und es bei den aus Thüringer Glas in den siebziger Jahren ver- 

 fertigten Tliermometern durchsclmittlich eine Zeit von vier bis sechs 

 Monaten bedarf, bis der durch Siedepunktsbestimmungen deprimu-te 

 Eispimkt seinen vorherigen Stand wieder eiTcicht hat. Eine ausführ- 

 lichere Darlegung über den zeitlichen Verlauf der thennischen Nach- 

 wirkung und seine Beziehimgen zu der chemischen Zusammensetzung 

 des Glases soll in Bälde an einer anderen Stelle gegelien Averden. 



EndUch lässt sich auch, obwohl die Vergleiehungen mit dem 

 Luftthermometer bi.sher nm- mittelbare imd vorläufige gewesen sind, 

 bereits erkennen, dass die Reductionen der Angaben von Thermo- 

 metern aus »Jenenser Glas« auf das Luftthermometer kleiner und 

 regelmässigen' sind, als die entsprechenden Reductionen der Angaben 

 der Thermometer aus geliräuchlichem Thüringer (das. Die ent- 

 sprechenden Reductionswerthe für die hier untersuchten französischen 

 Theraiometer (von Tonnelot) sind allerdings durchschnitthch noch 

 etwas geringer, wogegen eine Reihe hier untersuchter englischer 

 Tliermometer sehr stark von dem bezüglichen Verhalten der Thermo- 

 meter aus französischem und aus Jenenser Glas abweichen und aucii 

 einen weniger einfachen Verlauf der Reductionswerthe erkennen lassen. 



Die nacldblgende Zusammenst(>lhing enthält die Aorläuligen 

 Reductionen, wie .sie sich durch die Vergleichung der Thermometer 



