Wiebe: l'lipr d. Einflnss d. Ziisanmipnsetziinu: d. Glnses h. Tliprmnmr'tern. 1 02fl 



mit dem an das Lufttlioniiomctpr ang-eschlosseuen Normalthermometer 

 der Normal-Aicliungs-l'ommi.ssioii ergel>en liahen. 



Die Zahlen unter Thüringer (41as stellen Mittelwerthe für die ge- 



bränehliehsten Tliüringer (Ilassorten dar: ein anderes Thüringer Glas hatte 



folgende Reductionen auf die Angaben des Luftthermometers ergeben: 



bei 



Bezüglich der Thennometer aus englischem Glase ist zti bemerken, 

 dass die angegebenen Werthe Mittel aus Beobachtungen an ^äer 

 Thermometern sind. Zwei derselben waren aus Krystallglas verfertigt, 

 dessen Zusammensetzung in dem vorigen Berichte S. 847 angegeben 

 ist, die beiden anderen waren Kew- Standards. Letztere zeigten in 

 ihren Angaben und thermischen Eigenschaften eine so vollkommene 

 iriiereinstimmung mit denen der ersteren Art, dass man berechtigt 

 ist, die Zusammensetzung des (Kew-) Glases als im Wesentlichen 

 identisch mit jener des sogenannten Krystallglases. dessen Analyse in 

 dem voi-angehenden Aufsatze (Sitzungsberichte für 1884 Seite 843 fl'.) 

 gegeV)en ist. anzunehmen. 



Die Analyse des Glases französischer von Tonnelot in Paris 

 verfertigter Thermometer hat Folgendes ergeben: 



Kieselsäure 70.q6 



Natron 12.02 



Kali 0.56 



Magnesia 0.40 



Kalk 14.40 



Thonerde und Eisenoxyd i .44 



Sunnne 99-78 

 Demnach zeigt das Glas vollständig die Zusammensetzung des 

 gewölmliehen Fensterglases. Die geringe Beimengung von Kah rührt 

 offenbar a'Ou der für deji (ilassatz verwendeten Soda her. 



