1106 Gesammtsitziing vom 3. Deceinber. — Mittheiliing vom 5. Novemlier. 



eines Differential- Galvanometers oder in einer nachher zu beschreiben- 

 den Weise mittelst eines Galvanoskops, so ist, wenn F, und F^ ilie 

 I Windungstlächen von A xmd B, W„ und 'W,, die gcsammten 

 M Widerstände der beiden Stromkreise und V und H die 

 Componenten des Erdmagnetismus bedeuten, im Falle der 

 Stromgleichheit 



V'F.^H.F, 



- F, ist und i den Liclinations- 



winkel bezeichnet 



2. 



Flg.l. 





Die Inclination ist demnach mittelst einer Nullmethode aus 

 dem Verhältniss zweier mit behebiger Genauigkeit messbai'er Wider- 

 stände zu bestimmen. 



Die Anwendung des Differentialgalvanomcters zur Präfung 

 der Stromgleichheit in beiden Kreisen bietet keine weiteren Schwierig- 

 keiten. Mit ebenso grosser, wenn nicht grösserer Bequomliclüceit lässt 

 sich jedoch zu demselben Zwecke ein gewöhnliches Galvanometer be- 

 nutzen, wenn man die folgende, soweit mir bekannt, bisher noch 

 nicht beschriebene Schaltungsweise anwendet. In beide Strom- 

 kreise wird je einer von zwei gleichen Widerständen ic (s. Fig. 2) 

 eingeschaltet, ausserdem in den zu at a gehörigen Kreis der einem 

 Widerstandskasten zugehörige Widerstand R. Verbindet man nun 



