1110 Gesammtsitznng vom 3. December. — Mittheilnng vom 5. November. 



geringe Drehung des oberen Zahnrades der Axe 7 7 mittelst zweier 

 Zugschrauben leicht bemrkt. 



Es erübrigt nun noch die bisher mir nähervmgsweise gemachte 

 Einstellung von aa in den Meridian mit grosster Schärfe zu l)e- 

 wirken. Zu diesem Zwecke genügt es, wenn Rolle B (in /3/3 befindlich) 

 zum Anschlage gebracht und in dieser Stellung senkrecht gegen den 

 Meridian durch Drehen des ganzen Apparates gerichtet wird. 3Ian 

 erreicht dies durch einen dem Apparate beigegebenen Ringmagnet mit 

 Spiegelablesung, der innerhalb eines starken kupfernen Dämpfers mittelst 

 Bayonnettverschluss in die Mitte von Rolle B gestellt wird. Lasst man 

 nämlich jetzt einen Strom von passender Stärke so durch B hindurch- 

 gehen, dass für den Mittelpunkt die erdmagnetische Horizontalkraft 

 nahezu compensirt wird, so muss der Magnet unverändej-t einspielen, 

 falls Rolle B senkrecht zum Meridian stand. 



Zur Controle der richtig gemachten Justirungen kann man 

 noch das Magnetometergehäuse in die Mitte der in a. et, befindlichen, 

 in ihre Mittellage (d. h. mit senkrechter Windungsfläche) gebrachten 

 Rolle einhängen. Lässt man sodann einen constanten Strom in ent- 

 gegengesetzten Richtungen durch A hindurchgehen, so müssen die 

 Ablenkungen gleich gross ausfallen. 



Man kann sich nun auch noch durch directen Versuch überzeugen, 

 dass bei der Drehung der Rollen keinerlei Inductionswirkung 

 von der einen zur anderen ausgeübt wird. Zu diesem Zwecke rückt 

 man die in a a liegende Rolle aus dem Zahnrade aus , schliesst den 

 Kreis einer der Rollen in sich, während die andere mit dem Galvano- 

 meter verl)unden wird. Dreht man erstere l)ei belielnger Stellung der 

 zweiten, so darf nicht das geringste Zucken der üalvanometernadel 

 eintreten. 



Endlich ergiebt sich aus dem Vei-halten des Galvanometers bei 

 der Beobachtung selbst eine Controle dafür, ob beide RoUen genau 

 gleichzeitig durch die Mittellage, d. h. durch ilie Stelle der maxi- 

 malen Indnction hindurchgehen. Ist dies nämlich der Fall, so macht 

 die Galvanometernadel bei Drehmig und Rückdrehung genau gl(Mclie, 

 nur nach je einer Seite der Nulllage gehende Ausscldäge, eventuell 

 bei völliger Gleichheit der Ströme den Ausschlag Null. Andernfalls 

 werden die Ausschläge ungleich und bei Gleichheit der Integralströme 

 macht die Nadel während der ersten Hälfte der Drehung einen kleinen 

 Ausschlag nach der einen, und während der zweiten Hälfte der Drehung 

 einen solchen nach der anderen Seite. Diese Beobachtung ist indessen 

 nur dann zu machen, wenn das Galvanometer vollkommen aperiodisch 

 ist, wie das bei dem von mir benutzten SiKMKNs'schen (ilockengalvano- 

 metei- der Fall ist. 



