Weber: Mittheihins fibpr einen Differential - Erd -Indnetor. 1111 



Die wesentliche Einrichtung des vorzüglich solide und elegant 

 gearbeiteten Apparates -wird aus Vorstehendem mit Hülfe der Fig. i 

 him-eichend deutlich zu entnehmen sein. Bezüghch der Dimensionen 

 fiige ich hinzu, dass die Durchmesser der Rollen 30™ betragen. 

 Jede Rolle hat 130 Windungen i""" dicken Drahtes. Die Zuleitungen 

 geschehen mittelst Kupferbandspiralen und starker zu den Klemm- 

 schrauben k führender inductioiisfrei angebrachter Drähte. Die Wider- 

 stände der Rollen betrugen für Rolle ^ , H^", = 2.9 1 2 S. E. ; für Rolle B, 

 W'^, = 2.879 ''^- E. Diese Widerstände sind näherungsweise gleich den 

 Widerständen der lieiden Galvanometerrollen gewählt, da es ursprüng- 

 lich in meiner Absicht lag, das (Galvanometer als Differentialgalvano- 

 ineter zu benutzen. Für die Herstellung der beiden Stromkreise und 

 die darin einzuschaltenden Widerstände war ein Siemens" scher Universal- 

 Widerstandskasten mit Brücke unmittelbar geeignet. Die beiden 

 gleichen Widerstände w wurden zu je i o S. E. genommen. Zur 

 Beobachtung der Cxalvanometerausschläge benutzte ich ein stark ver- 

 grösserndes HARTMANN'sches Fernrohr und eine Glasscala von Zeiss 

 mit transparenter Beleuchtung, so dass noch eine Abschätzung bis auf 

 0.02 Mm. bei einem Scalenabstand von i"" möglich war. 



Als Beispiel der Anwendung d(\s Apparates lasse ich drei Beob- 

 achtungsreihen mit zweimal vertauschten Rollen folgen, wobei zu 

 bemerken ist, dass man, nachdem ein ftir allemal das Verhältniss 

 der Windungsflächen festgestellt ist , nur die mittlere Reihe gebraucht. 

 Um denjenigen Widerstand R bez. R' möglichst genau zu bestinunen, 

 bei welchem der Ausschlag Null ist. wurden nach A^orläufiger unge- 

 fährer Feststellung desselben die benachbarten Widerstände in fort- 

 laufender Reihe gestöpselt vmd die jedesmaligen Ausschläge notirt, 

 welclie hierbei durch Nidl hindurchgehen mussten. Ausserdem Avuixlen 

 bei jedem Widerstände zwei Beobachtungen gemacht, entsiirechend 

 einer Rechts- und einer Linksdrehmig des Apparates. Die hierbei 

 eintretenden Ausschläge waren aus den im Vorstehenden erörterten 

 (Gründen bei sich ändernder Declination mitunter etwas verschieden 

 und es wurde deswegen aus beiden das Mittel genommen. Eine 

 Beobachtvmgsreihe liess sich in etwa 5 — i o Minuten machen. Der 

 die Drehung besorgende zweite Beobachter stand auf einer quer über 

 den Fussboden gelegten starken Holzbolile, um möglichst wenig Er- 

 schütterung durch seine Bewegungen zu vei-ursachen. 



Die Vorzeichen der bei den Rückdrehungen erfolgenden Aus- 

 scldäge sind in folgender Tabelle gleicli entgegengesetzt verzeichnet. 



