Liesısch: Optische Beobachtungen am Quarz 875 
symmetrische Interferenzbild. Wie in Taf. VI, Fig. 9 liegt auch hier 
parallel zu f,, /, ein dunkles Kreuz X, dessen Mittelpunkt aber nicht 
vollkommen dunkel ist. Darauf folgt ein schwacher Ring Q, eine 
gleichmäßig helle Zone 3 und eine Reihe von dunklen und hellen 
Kreisen mit einem breiten zu /,, /, parallelen dunklen Kreuz. Die 
Unterscheidung der beiden Anordnungen gelingt wieder mit Hilfe des 
Analysators: dreht man ihn im Sinne des optischen Drehungsvermögens 
der äußeren Platten, so folgt 8 dieser Bewegung. Dabei nimmt die 
Helligkeit des Kreuzes und des sich erweiternden Ringes D) ab, bis 
ein Maximum der Dunkelheit erreicht ist (Taf. V, Fig. 2). 
Im stärker konvergenten Licht erblickt man in der äußeren Reihe 
von Kreisen wieder eine Gruppierung, in der je drei dunkle Kreise 
von hellen Zonen eingeschlossen werden. Sie tritt bei Beleuchtung 
des Apparates mit weißem Lichte durch lebhafte innen blaue, außen 
rote Interferenzfarben der Zonen hervor. 
In der zur Erzeugung der Interferenzerscheinung Taf. V, Fig. 2 
erforderlichen Stellung A’ des Analysators sei die Polarisationsebene 
des austretenden Lichtes bezeichnet mit W', der Drehungswinkel (AA) 
mit n und die Neigung (DR) des Kreuzes X gegen die Polarisations- 
ebene W des eintretenden Lichtes mit £. Die relative Größe dieser 
Winkel läßt sich leicht angeben, wenn über dem feststehenden Polari- 
sator der Analysator gleichzeitig mit dem Fadenkreuz-Okular gedreht 
werden kann. Dann ist aus der neuen Lage /,, /, der Fäden er- 
sichtlich, daß £ kleiner als n bleibt. 
Il 
Zur Messung der Winkel 7, £ und des später einzuführenden 
Winkels > ist unter den Polarisationsapparaten für konvergentes Licht 
vor allem geeignet ein von Ü. Leıss in der Werkstätte von R. Fueß für 
kristallographische und petrographische Untersuchungen konstruiertes 
Mikroskop (Modell VIb und IX). Wie in älteren Modellen derselben 
Gattung können Polarisator P und Analysator A ı. gleichzeitig ge- 
dreht werden. Das Instrument gestattet aber auch 2. eine Drehung 
von A gegen den festen Polarisator. In diesen Fällen bleibt das Faden- 
kreuzokular f,, f, verbunden mit A. Ferner können 3. Polarisator und 
Analysator gegen das feste Okular und 4. der Analysator allein gegen 
Polarisator und Okular gedreht werden. Endlich lassen sich, nach- 
dem A ausgeschaltet und frei über dem Okular ein Analysator A’ auf- 
gestellt ist, 5. mit A’ und dem Okular voneinander unabhängige Dre- 
hungen gegen den festen Polarisator ausführen. 
Diesen Zwecken dienen folgende Einrichtungen. Der Polarisator P 
trägt ein Zahnrad Z, das durch einen Trieb r mit einer Leitstange S 
