Über die Aufzeichnung sehr kleiner Variationen 
des Erdmagnetismus. 
Von Prof. Dr. M. EschEnHAGEn 
in Potsdam. 
(Vorgelegt von Hrn. vox Bezorn.) 
Hierzu Taf. VII. 
D: auf der beigelegten Tafel wiedergegebenen Curven stellen die 
Variationen der Horizontal-Intensität zu Potsdam dar, welche 
von einem neuen photographischen Registrir-Apparat, dessen Walze in 
einer Stunde nahezu eine volle Umdrehung ausführt, aufgezeichnet sind. 
Die Abseissenlinie ist durch diese grosse Geschwindigkeit derart ver- 
längert, dass die einer Zeit von 5 Minuten entsprechende Länge 2°” be- 
trägt, also etwa das Zwölffache von der mit dem gewöhnlichen Registrir- 
Apparat, dessen Walze in einem Tage einen Umlauf macht, erhaltenen 
Zeitscala. Es eignet sich daher ein solcher, im Prineip nicht von den 
bisherigen verschiedener Apparat zum Studium einzelner Erscheinungen, 
die aus schnellen Schwingungen der Magnetnadeln bestehen. 
Das Magnetometer, welches die vorliegenden Aufzeichnungen 
lieferte, war ein Unifilarmagnetometer mit einem magnetisirten 
Stahlspiegel, welcher an einem starken Quarzfaden aufgehängt und 
durch die Torsion desselben im rechten Winkel zum magnetischen 
Meridian gestellt ist. Ein in dieser Weise aufgehängter Magnet wird, 
analog wie ein bifilar aufgehängter, die Variationen der horizon- 
talen Componente des Erdmagnetismus angeben, und zwar ist es, 
trotzdem die Entfernung vom Registrir-Apparat nur die übliche von 
1.72 blieb, gelungen, dem Magnetometer die zehnfache Empfindlich- 
keit, als sie sonst angewendet wird, zu geben; es beträgt nämlich 
der Werth eines Millimeters der Ordinate 0.000003 0.G.S. oder 0.3, 
wenn wir mit Y die Einheit der fünften Deeimale C.G.S. bezeichnen 
wollen. Bei der gewöhnlichen Registrirung, von welcher das ent- 
sprechende Stück in der Grösse, wie sie gezeichnet wird, ebenfalls 
auf der Tafel wiedergegeben ist, bedeutet 1" Ordinatenänderung eine 
Variation von 3.2Y, während die Länge der ganzen Stunde 20””5 
in der Abseisse beträgt. 
