1184 Sitzung der phys.-math. Classe v. 5. Nov. — Mittheilung v. 22. Oct. 
Spectrum beim Drehen des Prismas über das Gesichtsfeld wandert. 
Diese Anordnung ist für die vorliegende Methode nöthig, weil im 
Gegensatz zum Bolometer das Radiometer nicht gut bewegt wer- 
den kann. 
Ein zweiter bilateraler Spalt s, im Rohr F wurde in die Brenn- 
ebene des Hohlspiegels S, gebracht. Die von diesem Spalt herkom- 
menden Strahlen wurden durch die Steinsalzlinie L concentrirt und 
auf dem Flügel des Radiometers bei R im Brennpunkt vereinigt. Das 
Flussspathprisma P wurde nach den Pascuen’schen' Messungen der 
Brechungsexponenten ealibrirt. 
2. Construction des Radiometers. 
Die Einzelheiten in der Construction des Radiometers werden am 
besten aus der Fig. 2 erkannt, die einen Aufriss des Instruments senk- 
recht zum Strahlengang darstellt. Die Figur 
ist in halber natürlicher Grösse gezeichnet. 
Das Gehäuse A aus Rothguss, mit 
Fig. 2. 
einer axialen Bohrung von oben nach unten 
bis zu 5”" Entfernung von der Basis, wird 
durch drei Nivellirschrauben getragen und 
oben durch eine Glasglocke B geschlossen, 
die auf der äusseren Fläche des Gehäu- 
ses ruht. 
H ist ein Hahn, der die Verbindung 
mit der Rars’schen Quecksilberluftpumpe, 
die zur Herstellung des Vacuums dient, ab- 
schliesst. Das Gehäuse A enthält zwei seit- 
liche Öffnungen — (, durch eine Spiegel- 
glasplatte geschlossen, durch welche man 
die Ablenkungen aus der Gleichgewichts- 
lage ablesen kann, und F, durch eine Fluss- 
spathplatte geschlossen, durch welehe die 
zu messenden Strahlen in das Radiometer 
eintreten. Die Anordnung der einzelnen 
Theile des Fensters F ist aus Fig. 2" er- 
sichtlich, die einen Schnitt in einer Ebene senkrecht zur ersten 
zeigt. 
mm 
Dieke wird durch 
eine Schraube festgehalten, mit einer Gummidichtung bei d; das 
Die kreisrunde Flussspathplatte P von 5 
! Wien. Ann. 53 S. 301, 1894. 
