Nıemors: Verhalten des Quarzes gegen langwellige Strahlung. 1185 
Ganze ist auf einer Messingplatte befestigt, die an das Gehäuse an- 
gekittet ist. In der Öffnung F befindet sich ein kurzes Messingrohr r, 
das bis 2”” von der Axe von A hineinragt und an 
seinem innern Ende eine dünne Glimmerplatte k trägt. 
Dicht hinter der Glimmerplatte hängen die beiden gleichen 
Glimmerflügel aa, die beide auf der Vorderseite geschwärzt 
sind und den wichtigsten Bestandtheil des Torsionssystems 
bilden. Die Flügel werden durch dünne Fäden von aus- 
gezogenem Glas zusammengehalten, und auf der Linie 
mitten zwischen ihnen ist der Glasfaden ce angebracht, 
der die Drehungsaxe bildet und in der Nähe seines 
untern Endes die kleine Spiegelplatte s trägt. Ein sehr 
dünner Quarzfaden, der bei c befestigt ist und von der 
Brücke 9 herabhängt, gibt dem System die Directions- 
kraft. 
Das gesammte Gewicht des Systems betrug 7”*. 
3. Das Radiometer als Messinstrument. 
Hr. Croores'! hat gezeigt, dass die Empfindlichkeit des Radio- 
meters in nahem Zusammenhang steht mit dem Druck des Gases, das 
sich in dem Gefäss befindet. Die HH. Stoxey und Moss” zeigten durch 
Untersuchungen bei verhältnissmässig hohem Druck, dass die Empfind- 
lichkeit bei gleichem Druck sich mit der Entfernung des geschwärzten 
Flügels von der gegenüberliegenden Wand ändert und zwar so, dass 
sie bei abnehmender Entfernung zunimmt. Hr. Crookes beobachtete 
auch, dass das logarithmische Deerement eines Torsionspendels schnell 
mit dem Druck abnimmt in den Gebieten des Druckes, für welche 
die Empfindlichkeit des Radiometers gross war. 
Das sind die Hauptgründe, welche die gegenwärtige Form des In- 
strumentes herbeigeführt haben. Dasselbe hatte das Maximum der 
Empfindlichkeit bei einer Schwingungsdauer von 12 Secunden, wenn 
die Flügel 24”" von der Glimmerplatte entfernt waren und der Druck’ 
in dem Gefäss o"”o5 betrug. Durch weiteres Auspumpen konnte 
die Schwingungsdauer auf 8 Secunden erniedrigt werden; allein die 
Verringerung der Schwingungsdauer hatte eine Abnahme der Empfind- 
lichkeit zur Folge. Bei grösseren Drucken nahm die Schwingungs- 
dauer zu, bis die Bewegung aperiodisch wurde. In der Nähe des 
Maximums ändert sich die Empfindlichkeit sehr langsam, so dass die 
! Proc. Roy. Soc. 1876 Nov. 16. 
?2 Proc. Roy. Soc. 1877 Febr. 22. 
® Nach MeLeon gemessen. 
