Nicnors: Verhalten des Quarzes gegen langwellige Strahlung. 1187 
bei ihrem Auffallen auf einen der Flügel eine Ablenkung von 60 Theil- 
strichen auf einer Millimeterscala in ı" Entfernung von dem Instru- 
ment erzeugten. Es entspricht diess einem Ausschlag von mehr als 
2100 Scalentheilen für eine Kerze in ı" Entfernung. 
Die compensirende Wirkung der beiden Flügel war so vollkommen, 
dass Strahlen von einer dem Radiometer gerade gegenüber befind- 
lichen Lichtquelle, die bei ihrem Auffallen auf jeden der beiden Flügel 
allein einen Ausschlag von 60 Scalentheilen erzeugten, weniger als 
1"” Ausschlag gaben, wenn beide Flügel zugleich getroffen wurden. 
So hatte man ein ausserordentlich empfindliches Instrument, das zu- 
gleich einen sehr constanten Nullpunkt hatte, und Ausschläge gab, die 
auf o”"ı garantirt werden können. 
Im Vergleich zu dem Linearbolometer oder der Thermosäule hat 
die gegenwärtige Form des Radiometers folgende Vorzüge: 
I. es ist unbeeinflusst von allen magnetischen und thermoelek- 
trischen Störungen, die das Arbeiten mit einem sehr empfindlichen 
Galvanometer langwierig und unbefriedigend machen; 
2. es kann besser die Wirkung von Strahlen compensirt werden, 
die nicht von der zu messenden Quelle ausgehen; 
3. das Radiometer ist frei von jeglichen Störungen in Folge der 
Luftströmungen, die sich über dem erwärmten Bolometerdraht bilden. 
Jedoch hat es folgende Nachtheile: 
1. es ist nicht so leicht transportabel als das Bolometer oder 
die Thermosäule; 
2. alle zu messenden Strahlen müssen das Radiometerfenster 
passiren und sind seiner Reflexion und seleetiven Absorption unter- 
worfen ; 
3. in der gegenwärtigen Form kann das Radiometer von der 
Quecksilberluftpumpe nicht länger als eine Woche getrennt werden, 
ohne an Empfindlichkeit einzubüssen. 
II. Beobachtungen am Quarz. 
Unsere Kenntniss der optischen Eigenschaften des Quarzes im 
sichtbaren Speetrum sind in einer Richtung durch Beobachtungen von 
Hrn. Sarasın' im Ultravioletten erweitert worden, in anderer Hinsicht 
durch Beobachtungen von Hrn. Mourox” und später von Hrn. Rugens” 
! Archiv des Sc. Phys. 3, 10 p.303 (1883). 
?2 Comp. rend. 88 p.1190 (1879). 
® Wiıev. Ann. 53 S.277 (1894); 54 S.480 (1895). 
