1222 Sitzung der physikalisch- mathematischen Classe vom 19. November. 
leistung auf ein grösseres Gesichtsfeld zu corrigiren, wenn das grosse 
Objeetiv zu speetralanalytischen Untersuchungen im weniger brechbaren 
Theile des Speetrums Verwendung finden soll. Ein Versuch mit einer 
derartigen Correctionslinse, die STEINHEIL in München für das für brech- 
barere Strahlen achromatisirte Objeetiv des photographischen Refractors 
von 34°" Öffnung und 3"”'4 Brennweite berechnet und ausgeführt hat, 
ist ganz zur Zufriedenheit ausgefallen. 
Weil das grosse Objeetiv aus diesem Grunde nur in sehr be- 
schränktem Umfange zu direeten Beobachtungen verwendet werden 
kann, wurde der Durchmesser des Leitfernrohrs zu 50“ Öffnung fest- 
gesetzt, so dass das Leitfernrohr für sich allein als ein sehr wirksames 
Beobaehtungsinstrument angesehen werden muss, welches alle bis- 
herigen Instrumente in Deutschland an Grösse übertrifft. 
Für die Bestimmung der Dimension des Hauptobjeetivs des Fern- 
rohrs war ganz besonders eine eingehendere Kenntniss der absor- 
birenden Wirkung der für dasselbe zu verwendenden Glassorten er- 
forderlich, da bekanntlich die Absorption auf Strahlen höherer Brech- 
barkeit, für welche das Objectiv achromatisirt werden soll, einen 
stärkeren Einfluss ausübt als auf die geringerer Brechbarkeit. Die 
Glassorten waren nach dem Vorschlag Steisneir's, der die Anfertigung 
der Objeetive übernommen hat, gewöhnliches Leiehttflint O. 340 (Kata- 
logs-Nummer des glastechnischen Laboratoriums zu Jena) und gewöhn- 
liches Silicat-Crown 0.203, da diese Glassorten sich leicht auch in 
grösseren Scheiben fehlerfrei herstellen lassen. Über die Absorption 
dieser Glassorten lagen keine zahlenmässigen Angaben vor, und es 
wurden daher auf dem Potsdamer Observatorium Voruntersuchungen 
hierüber angestellt, auf Grund deren die Grösse des Objectivs zu 80°" 
festgesetzt wurde. Es übertrifft damit dieses Objeetiv selbst das des 
Pulkowaer Refraetors und wird das grösste in Europa sein. 
Der grosse Refraetor für das Potsdamer Observatorium wird dem- 
nach aus einem Doppelrohr bestehen mit einem für chemische Strahlen 
achromatisirten Objeetiv von 80°" Durchmesser und einem für die 
optischen Strahlen achromatisirten von 50°" Öffnung. Die Brennweiten 
werden 12" bez. 12"5 betragen, so dass das Verhältniss Öffnung zu 
Brennweite bei dem Hauptinstrument 1:15, bei dem Leitfernrohr 1:25 
cm 
sein wird. 
Die auf dem Observatorium zum grössten Theil von den Pro- 
fessoren Mürzer und Wırsıng ausgeführten Untersuchungen über die 
Absorption der für die Objeetive bestimmten Glassorten sind im Laufe 
dieses Sommers abgeschlossen worden, und es sind bei dieser Ge- 
legenheit noch andere Glassorten, die bei der Construction der für den 
grossen Refractor herzustellenden Spectralapparate Verwendung finden 
