Voskr: Über das Objectiv des grossen Refraetors zu Potsdam. 1229 
) = 
Hier bezeichnet d die Glasdicke in Millimetern, J, die Intensität 
des durch die Glasplatte von der Dicke d gegangenen Lichtes in Ein- 
heiten des auffallenden Lichtes, .J, die Intensität nach Abzug der 
Abschwächung durch Reflexion, zu deren Berechnung, ausser den oben 
angegebenen Werthen für n, 1.654 für Flint 0.93 und 1.529 für 
Crown 0.598 angenommen wurde. 
Um sich eine Vorstellung von der Verschiedenheit der Absorp- 
tionswirkung der Gläser bei visuellen Beobachtungen und bei photo- 
graphischen Aufnahmen zu machen, sind die vorstehenden Absorp- 
tionsbestimmungen für einzelne Strahlengattungen nach Maassgabe der 
Wirkungen der betreffenden Strahlen auf das Auge oder auf die licht- 
empfindliche Platte zu vereinigen. Für die weniger breehbaren Strah- 
len, die bei direeten Beobachtungen in Betracht kommen, wird man 
ohne Weiteres das Mittel aus den Beobachtungen von Prof. MÜLLER, 
mit meinen Beobachtungen vereinigt. nehmen können. «da die meisten 
Beobachtungen in dem intensivsten Theile des Spectrums gelegen sind 
und man so bei der Mittelbildung der Vertheilung des Lichtes im 
Spectrum nach Maassgabe der Intensität genügend Rechnung trägt. 
Man erhält für die beiden Glassorten, welche zu den Objectiven ver- 
wendet werden sollen, folgende Zahlen für die Intensität des durch- 
eehenden Lichtes in Einheiten des auffallenden bei einer Glasdicke von 
1007: 
0.84 für Flint 0.340 und 
0.385 für Crown 0.203. 
Bei der Bestimmung der Absorption für die photographisch wirk- 
samsten Strahlen setze ich die Anwendung der allgemein verbreiteten 
Bromsilbergelatine voraus. deren Empfindlichkeit bei F beginnend sich 
bis weit ins Ultraviolett hinaus erstreckt und zwischen Hy und Ho 
ein Maximum besitzt. Ich lege aus den vorstehenden Untersuchungen 
die folgenden Werthe für eine Mittelbildung zu Grunde. 
2. Flint 0.340 Crown 0.203 
455 un 0.83 0.82 
436 0.69 0.79 
434 0.57 0.67 
400 0.61 0.70 
h—H 0.53 0.59 
390 0.46 0.58 
Mittel 0.615 Mittel 0.692 
Da die für die Objeetive des Potsdamer Retractors bestimmten 
Glassorten vorzugsweise für grössere Instrumente verwendet werden 
und die Gläser des Laboratoriums in Jena eine immer weitere Ver- 
breitung erhalten, wird die folgende Tafel, die mit Zugrundelegung 
der oben abgeleiteten Werthe berechnet wurde, von praktischer Be- 
deutung sein. 
Sitzungsberichte 1896. 110 
