. : RR 21% 
Rıcuarz u. Krıcar-Menzer: Bestimmung der Gravitationsconstante. 1313 
scheint zu schwer; die Abnahme des Gewichtes mit der Höhe ergibt 
sich also zu klein. Ist umgekehrt $,<®, (Winter), so erscheint die 
Abnahme des Gewichtes mit der Höhe zu gross. Die dünnwandigen 
Hohlkugeln nehmen die Temperatur der umgebenden Luft ungleich 
viel schneller an und können deshalb diese Wirkung nicht compen- 
siren. Dieser zuerst bei den Wägungen mit verticaler Vertauschung 
bemerkte störende Einfluss scheint nun auch bei der oben beschrie- 
benen definitiven Methode, wenn auch in schwächerm Grade hervor- 
zutreten. Die Wägungen verlaufen nämlich so, als ob die Vollkugeln 
nach der am Schlusse eines Wägungstages ausgeführten verticalen 
Umsetzung bis zum nächsten Wägungstage noch nicht vollkommen die 
Temperatur ihrer veränderten Umgebung angenommen hätten. Die 
Tendenz zu kleinen Sommerwerthen und grossen Winterwerthen ist 
in der Zusammenstellung der Einzelresultate deutlich zu erkennen. 
Ein zweiter Einfluss ist in der zeitlichen Veränderung der Tem- 
peratur zu suchen, deren Grösse durch den Differentialquotienten dS/dt 
ausgedrückt ist. Auch diese Beeinflussung der Werthe zeigte sich zu- 
erst durch starke Fehler unter Verhältnissen, welche später peinlich 
vermieden wurden. Sobald nämlich Menschen und Licht in dem Zink- 
kasten gewesen waren, welcher die Wage und den Raum für den 
Bleiklotz umschloss, gleicht sich die dadurch herbeigeführte Erwär- 
mung namentlich der oberen Sehichten erst nach mehreren Tagen ge- 
nügend aus, und Wägungen, welche nach einem solchen Besuche des 
innern Raumes ohne etwa fünftägige Pause unternommen wurden, 
gaben ein unbrauchbares Resultat. Diese Störungen finden ihre Er- 
klärung darin, dass leider durch den nur für die ursprünglich ge- 
plante unverwendbare Methode eonstruirten Vertauschungsmechanismus 
die Kugeln zur Ausführung der gewöhnlichen Gauss’schen Vertauschung 
zwischen rechts und links jedesmal anderthalb Meter weit bis vor die 
vordere Wand des Bleiklotzes vorgefahren werden müssen, d.h. an 
einen Ort, welcher bei nicht ausgeglichenen Wärmeverhältnissen andere 
Temperatur hat als die Wageschalen. Nun kann man zwar während 
einer glatten Reihe von Wägungstagen das Betreten dieses innern 
Zinkkastens vermeiden, man kann aber trotz der vielfachen Schutz- 
einrichtungen, welche in unserer früheren Mittheilung besprochen sind, 
nicht verhindern, dass bei unvermitteltem Eintreten andauernd heissen 
oder kalten Wetters selbst in unserm geschützten Locale Temperatur- 
differenzen vorkommen zwischen dem Orte der Wageschalen und dem 
im gleichen Niveau gelegenen Orte, wo die Kugeln vertauscht werden. 
Die daraus entspringenden systematischen Fehler der Wägungs- 
resultate haben nun thatsächlich bemerkt werden können, und äussern 
sich bei den Wägungen ohne und mit Bleiklotz in entgegengesetztem 
