Ili i.i ai vxn: Beweguug der I.nl'i in den untersten Schichten d. Atmosphäre. II 175 



Die eisernen Telef unkentürme ' von 120 und 250111 Höhe sind 

 von den leichten Leitergerüsten mit den Anemometern in 2. im und 

 32 111 Höhe etwas weiter entfernt, als diese letzteren voneinander 

 (vgl. die erste Mitteilung S. 418). Es beträgt nämlich der Abstand 

 (16) — (120) = 1050. (16) — (250) = 375 und (120) — (250) = 650111. 

 Von einer gegenseitigen Störung der Apparate kann bei so großen 

 Entfernungen natürlich keine Rede sein, und wenn es auch das idealste 

 wäre, die Windverhältnisse einer genau vertikalen Schicht zu studieren. 

 so darf man doch annehmen, daß die genannten horizontalen Abstände 

 der Anemometer voneinander keinen merklichen Einfluß in dieser 

 Hinsicht ausüben. 



Auf dem Turm von r 20 m Höhe wurde zunächst (August (014) ein Anemograph 

 mit kleinem Sehalenkreuz aufgestellt (Achsendurehmesser 150 nun. Schaleudurchmesser 

 41 mm), wie sie in den niedrigeren Aufstellungen seit dem Beginn dei Versuche (De- 

 serr.bei 191;.) in l •: ti_I-, ; it waren, i ; erwiös Dich aber den Unbilden der Witterung 

 in dieser Höhe nicht gewachsen, und deshalb wurden, um die strenge Vergleichbarkeit 

 der Aufzeichnungen in dun größeren Höhen möglichst zu wahren, auf den Türmen 

 von 120111 und 250 in Höhe kräftiger gebaute Anemometer verwandt; ihr Achsen- 

 durchmesser beträgt 480 mm, der Schalendurchmesser 120 mm. Die Bestimmung der 

 Instrumentalkonstanten erfolgte nicht auf dem Rundlauf, gegen den ich bereits in der 

 ersten Mitteilung (S. 415) grundsätzliche Bedenken geäußert habe, sondern durch viele 

 Wochen lang dauernde direkte Vergleiche mit dem Hauptanemometer auf dem Turm 

 des Meteorologischen Observatoriums bei Potsdam. Die daraus abgeleiteten Reduktions- 

 formeln 



v (120) = 0.91 -1- 0.1 135 s 



r \2 50) = 0.98 ■+- O. I I 7 2 ; 



zeigen eine gute I bereinstimmung. Die Reibungskonstante ist zwar etwas groß, doch 

 hat das bei den hohen Werten der Windgeschwindigkeit in diesen Höhen nicht viel 

 zu bedeuten. 



Während bei dem Turm von 120111 Höhe der Registrierapparal unten inner- 

 halb des Eisenaufbaues in einem Zinkblechgehäuse erfolgen konnte, so daß er bequem 

 zugänglich ist, mußte er bei 'lern Turm von 250 m Höhe auf ein zwischenliegendes 

 Podest in 180 m Höhe gebracht werden, weil dieser Turm in etwa 150 111 Höhe durch 

 einen Glaskörper nochmals isoliert ist und die Leitungsdrähte vom Aufnahme- zum 

 Registrierapparat des Anemometers diese Isolierungsstelle nicht überschreiten dürfen. 

 Dadurch wird die Bedienung des Instrumentes natürlich sehr erschwert und sein 

 Funktionieren oftmals gestört, wenn bei Erschütterungen durch Sturm das Uhr- 

 pendel stehenbleibt oder das Sperrad für die Abwicklung des Papierstreifens aus- 

 hakt, so daß der Streifen durchrutscht. Aus solchen und ähnlichen Ursachen, auf die 

 ich hier nicht näher eingehen will, entstanden viele kürzere und längere Unter- 

 brechungen in den Registrierungen, die manchmal vielleicht hätten vermieden oder 

 wenigstens abgekürzt werden können, wenn die mit der Beaufsichtigung der Instru- 

 mente beauftragten Beamten der Telefunkenstation, die bald militärisch besetzt wurde. 

 dieser Aufgabe mehr Zeit hätten widmen können. Die Entfernung von Berlin und 



1 Die aus Eisengitterwerk elegant aufgebauten Türme sind ungewöhnlich schlank. 

 weil ihr Querschnitt ein gleichseitiges Dreieck von kleinen Abmessungen ist. Beim 

 Turm von 120111 hat das Dreieck 2.80 m Nein, beim I nnn von 250 m mißl in der 

 unteren Hälfte die Dreiecksseite 5.75 m, in der oberen 3.46 in. 



