
703 
Krystallographisch-optische Untersuchungen, 
vorgenommen an Rhodizit, Jeremejewit, Analeim, 
Chabasit und Phakolith. 
Von Carr Kreıin. 
A. Eimleitung. 
1. Beobachtungsinstrument. 
Aıs Beobachtungsinstrument wandte ich zu den vorliegenden Unter- 
suchungen ein completes Mikroskop mit Nebentheilen an, wie ein 
solehes durch Hrn. Furss kürzlich im Neuen Jahrbuch für Mineralogie 
u. s. w., 1890, Beilage B. VIl, S. 55 —89 beschrieben worden ist. 
Dieses Instrument ward mir durch die Königliche Akademie der 
Wissenschaften dahier für meine Untersuchungen zur Verfügung ge- 
stellt. Es besitzt ausser den oben erwähnten, bereits beschriebenen 
Nebentheilen einige Vorrichtungen zum Erwärmen der Krystalle, die 
Hr. Furss nach den Angaben construirt hat, die ich ihm über den 
Zweck und die Verwendung besagter Apparate mitgetheilt habe. Er 
wird seinerseits genannte Erwärmungsvorrichtungen noch näher mit 
Rücksicht auf das Detail ihrer Construction schildern, während hier 
mehr eine Übersicht über sie und ihre Anwendung gegeben werden soll. 
Im Ganzen sind drei Erwärmungsvorrichtungen geplant, von 
denen zwei für alle wichtigsten Versuche ausreichen. Es nöthigt nur 

die Kostspieligkeit einer derselben, die Construction einer sie in der 
Hauptsache ersetzenden, einfacheren vorzunehmen. Mit dieser letzteren 
ist Hr. Furss zur Zeit noch beschäftigt, die beiden anderen sollen 
hier beschrieben werden. 
a. Erhitzungsapparat für Temperaturen bis zu 450° C. 
Dieser Apparat ist darauf berechnet, bei dem Mikroskop in 
dessen verticaler Stellung angewandt zu werden, hauptsächlich zu 
! Man kann natürlich mit dem Apparat noch höhere Temperaturen erzielen, 
dieselben aber nur bis 450° €. messen. Nach der Prüfung des Mitgliedes der physi- 
60* 
