704 Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe vom 26. Juni. 
Untersuehungen im parallelen polarisirten Liehte Verwendung zu finden 
und die Erforschung des Krystalles in trockener oder feuchter Luft 
zu gestatten. 
Zu dem Ende ist ein länglich rechteckiger Kasten aus dünnem 
Metallblech und mit Asbestpappe umkleidet, angefertigt worden, dessen 
einer Theil, von einem Mittelstück an gerechnet, horizontal liegt und 
dessen anderer nach oben zu aufgebogen ist. Im Mittelstück besitzt 
der Kasten oben und unten auf der breiten Seite zwei runde Öffnungen 
und erlaubt der Luft an der schmalen Seite des horizontalen. Theils 
einzutreten und den Kasten durch den aufsteigenden Theil zu’ ver- 
lassen. Dieser Kasten sitzt verschraubt auf einer die Wärme schlecht 
leitenden Unterlage, welche auf den Tisch des Mikroskops passt und 
es gestattet, dass der Kasten nicht auf dem Metalltische aufliegt, 
sondern sich, durch seine Unterlage getrennt, in gehörigem Abstand 
von demselben befindet. Hierdurch wird eine zu rasche Erwärmung 
des Mikroskoptisches vermieden. Da aber der Erhitzungsapparat auf 
dem durch Mikrometerwerke beweglichen Tische fest aufgesetzt und 
angeklemmt ist, so kann er mit diesem durch die Mikrometerschrauben 
verschoben werden und gestattet überdies der Tischumdrehung mit 
einem mehr als genügenden Winkel von über 135° zu folgen. 
Innerhalb des rechteckigen Kastens befindet sich über dem Loch, 
was denselben auf seiner Ober- und Unterseite durchsetzt, eine Glas- 
platte auf einem Dreifuss ruhend. Auf diese Glasplatte wird der 
Kıystall gelegt. Demselben möglichst nahe greift ein "Thermometer, 
welches über dem Quecksilber eine Stickstofffüllung besitzt, hufeisen- 
förmig vor und hinter dem Krystall herum und geht in der Richtung 
des aufsteigenden Theils des Kastens in die Scala aus. Dieselbe ist 
in einer Rinne auf der Oberseite des aufsteigenden Theils des Kastens 
eingebettet. Das Thermometer kann bei etwa nothwendig werdenden, 
sehr starken Erhitzungen heraus genommen werden. Das obere und 
untere Loch im Kasten werden durch Glasplatten geschlossen, so dass 
das Objeetiv des Mikroskops und dessen Condensorsystem nicht von 
der Hitze im Kastenraum leiden. Die Erwärmung wird durch Gas 
bewirkt, das auf der dem Thermometerende entgegengesetzten, hori- 
zontal liegenden Seite des Kastens durch einen Bunsen’schen Spalt- 
brenner, der gegen das Object hin verschoben werden kann, ausströmt.' 
kalisch - technischen Reichsanstalt hierselbst, Hrn. Wırse, Zeitschrift für Instrumenten- 
kunde ı890, Juni-Heft, sind die von Hrn. Furss gefertigten Stickstoff- Quecksilber- 
thermometer bis 450° C. verwendbar. 
! Der Krystall oder die Platte befinden sich danach gegenüber der zugeführten 
heissen Luft möglichst unter denselben Umständen wie die Thermometerenden. — Um 
sich zu überzeugen, wie genau dies der Fall ist, kann die Einrichtung getroffen 
