Krein: Krystallographisch-optische Untersuchungen. 705 
Reicht der durch die Leuchtgasflamme erzeugte Wasserdampf nicht 
für die Zwecke der Beobachtung aus, so kann durch ein über der 
Flamme mündendes Röhrchen noch solcher von ausserhalb zugeführt 
werden und wird dann durch den Luftzug mitgeführt, im Kasten 
vertheilt und tritt an dessen entgegengesetzter Öffnung wieder aus. 
Um endlich die bei etwaiger unvollkommener Verbrennung gebildeten 
Gase zu zerstören, stelle man vor die Austrittsöffnung derselben, 
in gleicher Höhe mit ihr, eine brennende Spirituslampe. 
Mit diesem Instrumente lassen sich gradweise bis zur Temperatur 
von 450° 6. und über diese hinaus bei herausgenommenem Thermo- 
meter alle Phaenomene bei der Erwärmung im parallelen polarisirten 
Lichte sehr schön beobachten. 
Das Mikroskop leidet, wenn für gewöhnlich nicht über 450° C. 
gegangen wird, gar nicht unter der Hitze und der über seinem 
Oeular mit dem Auge befindliche Beobachter bei kurzer Versuchs- 
dauer auch nicht; bei längerem Beobachten empfiehlt es sich freilich, 
durch eine Spiegelvorrichtung mit Tubus das Ocular wagerecht ein- 
zuführen und das Auge somit von der Wirkung der Hitze zu befreien. 
Befolgt man noch die Vorsicht, am Eintrittsrohr für den Wasser- 
dampf eine Gabelung anzubringen, so dass man nach dem Erwärmen 
durch ein Gebläse auch kühle Luft eintreten lassen kann,' so kann 
die Vorrichtung zu manchen anderen chemischen und physikalischen 
Versuchen dienen. 
Vergleicht man diese Vorrichtung mit einer kürzlich von H. Brünser 
in Göttingen verfertigten und in der Zeitschrift für Instrumentenkunde 
1890, S. 63 und 64 beschriebenen, so hat diese vor der hier ge- 
schilderten die grössere Beweglichkeit bei dem Umdrehen des Tisches 
voraus. Da sie sich aber in den Tisch eonisch einsetzt, so wird 
demselben die Erwärmung mehr wie hier mitgetheilt, eine besondere 
Zufuhr von Wasserdampf ist nicht vorgesehen und schliesslich leiden 
die Schutzgläser und namentlich das Glas, was den Krystall trägt, durch 
die angewandte Art der Erhitzung, so dass man wenigstens auf 
werden, von oben her in den Kasten und denselben schliessend ein Thermometer 
gleicher Güte, wie das im Kasten befindliche, so einzulassen, dass sein Reservoir 
genan an die Stelle kommt, wo sich der Krystall befindet; durch Beobachtung beider 
Thermometer kann man dann finden, wie gross die Verschiedenheit der Temperatur 
ist, die in einem gegebenen Momente am Orte des Beobachtungsthermometers und 
an dem des Krystalls sich zeigt. 
! Die Vorrichtung lässt sich, wie Hr. Furss zeigen wird, auch so benutzen, 
dass man Luft in die Flamme blasen und dadurch eine gegen das Praeparat (bei heraus- 
senommenem Thermometer) wirkende Stichtlamme von hoher Temperatur erzeugen 
kann. Das Praeparat darf alsdann nicht auf Glas, sondern muss etwa auf ein Platinnetz 
mit weiten Maschen gelegt werden. 
