706 Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe vom 26. Juni. 
Objeetträgern von Glas sehr oft die Praeparate durch das Zerspringen 
letzterer verliert. Diesem sehr unangenehmen Übelstande müsste 
jedenfalls dadurch abgeholfen werden, dass man die Platte auf eine 
nicht zerspringende und, wenn undurchsichtig, mit weiten Öffnungen 
versehene Unterlage legt. — Beide Vorrichtungen können natürlich 
dem ferneren Übelstande nicht entgehen, dass bei höherer Temperatur 
die Verschlussgläser polarisirend wirken. 
b. Erhitzungsapparat für Temperaturen bis zur hellen 
Rothgluth. 
Bei Anwendung des in der Folge zu beschreibenden Apparates, 
der von dem eben erwähnten Übelstand frei ist, dafür aber auch die 
Temperatur nieht ohne Weiteres' zu bestimmen erlaubt, wird man 
zweckmässig das Mikroskop etwas neigen oder ganz horizontal stellen. 
Der Apparat folgt den Mikrometerbewegungen des Tisches und lässt 
eine nahezu volle Umdrehung desselben zu. 
Er besteht im Wesentlichen aus folgenden Theilen. Eine in der 
Mitte durchbohrte kleine, länglich viereckige Schieferplatte trägt rechts 
und links einen Metallstift, gegen den die Tischklemmen wirken. 
Auf dem Schiefertisch liegen zwei sich nicht berührende Metalltheile, 
die in der Mitte zu einem grösseren Sehloche sich erweitern. Jeder 
Metalltheil kann vermöge einer Klemme den Zuleitungsdraht (Kabel) 
einer Thermosäule aufnehmen. Senkrecht zu der Trennungsfuge der 
beiden Metallplatten auf dem durchbohrten Schiefertisch stehen zwei 
schuhsohlenartige Vorrichtungen, vorn und hinten mit einer Spitze 
versehen. Nach Hrn. Furss’ ingeniöser Disposition kann ein Paar 
über einander liegender Platinbleche, die ihrerseits in der Mitte ein 
kleines Loch haben, so eingesetzt werden, dass sie, mit Löchern an 
‚den Enden versehen, jeweils in die einander zugekehrten Spitzen 
der Schuhsohlen eingreifen. Werden nun die mit entsprechenden 
Löchern versehenen Schuhobertheile auf die Sohlen gesetzt und die die 
beiden Theile verbindenden Schrauben angezogen, so ist eine leitende 
Verbindung der beiden Metallplatten auf der Schieferplatte hergestellt. 
Wäre die Vorrichtung damit vollständig erörtert, so würde sie noch 
nicht genügend wirken. Nun lässt sich aber noch der eine Öber- 
und Unterschuh gegen den anderen bewegen und geht, wenn der 
Druck nachlässt, durch eine Feder zurück. Hierdurch wird es ein- 
mal erreicht, dass die Platinbleche stets angespannt sind und das 
zwischen sie gespannte kleine Praeparat festhalten, andererseits kann 
man eben dann, wenn sich die Bleche federnd öffnen, sehr leicht 
! Ich werde in der Folge darauf Bedacht nehmen, diese Bestimmungen aus- 
führen zu können. 
