man 
Krein: Krystallographisch -optische Untersuchungen. 17107 
das Praeparat einschieben. Um zu verhüten, dass trotz dieser vorher- 
genannten Vorsichtsmaassregel ein vielleicht etwas zu grosses Praeparat 
nicht doch herausgleiten könne, ist das eine (von dem Beobachter 
abgekehrte) Platinblech auf seiner unteren Seite rechtwinkelig um- 
gebogen, so dass sich darauf die Platte des Krystalls, wenn sie 
durchgleiten will, stützen kann. 
Die Wärme wird bei dem Apparat durch eine Thermosäule nach 
E. Raug’s Patent! (Centralblatt für Elektrotechnik ı888 S. ı75) er- 
zeugt. Die nach dem Tische des Beobachters hingeleitete Elektrieität 
geht durch einen Rheostat, um deren Wirkung an der Vereinigungs- 
stelle des Stroms reguliren zu können. Von unten her gesehen muss 
an dem Erwärmungsapparat alles, was von Metall ist, sehr ausge- 
arbeitet sein, so dass die Condensorlinsen dicht an die Platte heran- 
gebracht werden können und doch durch die Metallfassungen der- 
selben keine Stromschliessungen stattfinden. 
Da ein solcher Erhitzungsapparat verhältnissmässig kostspielig 
wird, wenn zu seiner Bedienung eine besondere, die Elektrieität er- 
zeugende Vorrichtung von constanter Wirkung angeschafft werden 
muss, so soll noch auf einen Ersatz dieser Heizvorrichtung durch 
eine mit Gas zu betreibende Bedacht genommen werden. Hr. Furss 
ist, wie schon erwähnt, mit der Construction derselben beschäftigt. 
Sie wird an einem horizontal zu stellenden Instrument angebracht 
werden, aber nicht gestatten mit dem Tische desselben verbunden 
zu sein, da sie demselben eine zu hohe Temperatur mittheilen würde. 
Es muss in Folge dessen Bedacht darauf genommen werden, an Stelle 
des früher mittelst des Tisches drehbaren Praeparates jetzt die Nicols 
des Instrumentes gleichzeitig zu drehen. 
Sieht man einstweilen von dieser dritten Vorrichtung ab, so erlaubt 
die zweite es ohne Weiteres während der starken Erwärmung im 
parallelen polarisirten Lichte zu beobachten. Die zu erhitzende Partie 
ist nur klein, die Erhitzung selbst kann momentan unterbrochen 
werden, — alles dies schadet dem Instrument, welches überdies noch 
horizontal gestellt werden kann, wenig oder gar nicht. 
Auch zu Untersuehungen im convergenten Lichte kann die Vor- 
richtung dienen, wenn man nur darauf Bedacht nimmt das untere 
Condensorsystem und namentlich das Objeetiv nur im Momente des 
Erwärmens zu nähern und dann wieder rasch zu entfernen. Das 
! Die Säule leistet etwa dasselbe, was 5—6 Bunsen’sche Elemente üblicher 
Grösse bewirken, d. h. hat eine Stromstärke von ı5 Ampere und eine elektromotorische 
Kraft von 3 Volt. Sie liefert aber im Vergleich zu den Bunsex’schen Elementen einen 
sehr constanten Strom und kann im Beobachtungszimmer aufgestellt werden, — Vor- 
theile, die man bei den Bunsen’schen Elementen nicht hat. 
