W.Kaurmann: Über die Constitution des Elektrons. 951 
meinen besten Dank ausspreche, gütigst zur Verfügung gestellt wor- 
den waren, habe ich die Versuche im Laufe des letzten Jahres aus- 
geführt und berichte im folgenden kurz über die allgemeine Versuchs- 
anordnung und die Resultate; eine ausführliche Mitteilung mit genauer 
Angabe der Versuchsanordnung, der Resultate sämtlicher Hilfsmessun- 
gen usw. soll in den Annalen der Physik erscheinen. 
Die Versuchsanordnung war im Prinzip dieselbe wie früher; die 
Hauptunterschiede bestanden in folgendem: 
An Stelle des früher benutzten Elektromagneten wurden zwei 
übereinandergelegte sehr kräftige Hufeisenmagnete benutzt, die ein 
innerhalb #2 Prozent längs der Strahlenbahn homogenes und infolge 
des hohen Alters der Magnete auch zeitlich völlig konstantes Feld 
erzeugten (H etwa 140 0.G.S.E.). 
Der das Radiumkörnchen, die zur Erzeugung des elektrischen 
Feldes dienenden Kondensatorplatten und die photographische Platte 
enthaltende kleine Apparat hatte etwa dieselben Dimensionen wie früher 
(gesamte Strahlenbahn = 4 em). Alle Teile waren jedoch mit äußerster 
Präzision hergestellt, und die photographischen Platten waren besonders 
für meine Versuche auf Spiegelglas gegossen, so daß die Länge der 
Strahlenbahn in ihren einzelnen Teilen und die für die Ablenkung 
in Betracht kommenden »Feldintegrale« auf '/,. mm bzw. auf Bruch- 
teile eines Prozentes sicher ermittelt werden konnten. Die Entfernung 
der beiden optisch eben geschliffenen Kondensatorplatten wurde da- 
durch bestimmt, daß sie durch zwei isolierte Schräubehen gegen vier 
zwischengeschobene Quarzplättchen gedrückt wurden, die aus einer 
einzigen planparallelen Platte geschnitten waren, und deren Dieke von 
der Firma Zeiß zu 1.242 mm #&ıu bestimmt war. 
Der Verlauf des elektrischen Feldes längs der Strahlenbahn wurde 
dadurch bestimmt, daß von dem ganzen Kondensatorapparat eine 
Kopie in 29facher Vergrößerung hergestellt wurde, in der die Feld- 
verteilung mittels eines schwingenden Metallspiegelchens von 5 mm 
Durehmesser durch Beobachtung der Schwingungsdauer bestimmt 
wurde. 
Die Potentialdifferenz am wirklichen Apparat wurde mittels einer 
Hochspannungsbatterie erzeugt; die maximale Spannung betrug etwa 
1600 Volt. Durch eine automatische Wippe wurden zwei mit den 
Kondensatorplatten verbundene Leidener Flaschen auf einer konstanten 
Spannung von +V bzw. —V Volt gehalten, so daß die ganze Potential- 
differenz der Platten 2V betrug, wenn V die verfügbare Batteriespannung. 
Die letztere wurde vor und nach jeder etwa zwei Tage dauernden Ex- 
position mittels Kompensationsapparates und Westonnormalelements ge- 
messen. 
