1132 Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe vom 15. December 1910. 
zudehnen. Zur Isolierung dieser kurzwelligen ultraroten Strahlungen 
diente ein mit Sylvinprisma bzw. Fluoritprisma versehenes Spiegel- 
spektrometer. Zur Untersuchung gelangten folgende Materialien: 
ı. Schwarzes Seidenpapier von 0.025 mm Dicke, welches noch 
nicht ganz undurchsichtig war (in der Tabelle mit I bezeichnet). 
2. Starkes lichtdichtes, schwarzes Papier, wie es zur Verpackung 
und Aufbewahrung von photographischen Platten dient, 0.11 mm dick 
(in der Tabelle mit II bezeichnet). 
3. Schwarze Pappe von 0.4 mm Dicke. 
4. Eine mit Hilfe einer Stearinkerze auf einer dünnen Glimmer- 
platte erzeugte Rußschicht. Diese erwies sich gegen Sonnenlicht als 
völlig undurchsichtig. Ihre Dicke ist dadurch definiert, daß sich auf 
einer Fläche von ıo gem 1.3 mg Ruß befanden‘. Der Einfluß, welcher 
von der Absorption der Glimmerplatte selbst herrührte, wurde dadurch 
eliminiert, daß man die Rußschicht von einem Teil der Glimmerplatte 
entfernte und die Ausschläge miteinander verglich, welche bei Ein- 
schaltung ihres berußten und ihres unberußten Teiles erhalten wurden. 
Die Resultate dieser Messungen sind in der folgenden Tabelle III 
wiedergegeben. Wie man sieht, zeigen sämtliche vier Substanzen eine 
mit wachsender Wellenlänge zunehmende Durchlässigkeit, wie dies nach 
der eigenartigen Struktur der absorbierenden Medien wohl auch zu er- 
warten ist. 
Tabelle I. 
Wellen- 
Durchlässigkeit D in Prozenten 
Strahlung h 
E länge % Papier I | Papier I | Pappe Ruß 
Prozent Prozent Prozent | Prozent 
o o o 0.5 
Mit Hilfe des Spiegel- | 09 | o 0 8.6 
spektrometers isoliert. . | 7 | o IR 16.0 
8.2 | 1.4 o 37-6 
Reststrahlung von Fluorit.. 242 | 32 o 76.7 
Steinsalz 46.0 | 15-1 o 91.3 
Durch Quarzlinsen isoliert... OrSm E35: TOR AED TEE 
Auffallend ist die außerordentlich geringe Absorption, welche die 
untersuchte Rußschicht für die langwellige Strahlung besitzt. Zwar 
gelang es uns, Rußschichten von solcher Dicke herzustellen, daß mehr 
als die Hälfte der langwelligen Strahlung darin absorbiert wurde, aber 
die Schichten blätterten dann leicht ab. Wir sahen uns deshalb ver- 
anlaßt, nach einem wirksameren Schwärzungsmittel für die temperatur- 
empfindliche Lötstelle unseres Mikroradiometers zu suchen. Es zeigte 
! Die Wägung der Rußschicht wurde mit Hilfe einer Nersstsehen Mikrowage 
ausgeführt. 
