Ruzens und R. W. Woop: Langwellige Wärmestrahlung. 1153 
sich. daß ein dünner Überzug dieser Lötstelle mit einem Gemisch von 
Ruß und Natronwasserglas eine erheblich bessere Schwärzung lieferte 
als die vorher verwendete Rußschicht; die Empfindlichkeit unseres 
Radiomikrometers für lange Wellen wurde dadurch auf das Doppelte 
gesteigert. 
Zur Untersuchung der Durchlässigkeit, welche einige Flüssigkeiten 
und ihre Dämpfe für unsere langen Wellen besitzen, haben wir uns ver- 
schiedener Absorptionsgefäße bedient, welche mit Quarzfenstern ver- 
sehen waren. Eines von diesen Gefäßen, welches zur Aufnahme von 
Flüssigkeiten bestimmt war, bestand aus einem Bleiring von 0.155 mm 
Dicke oder aus einem Glasring von ımm Dicke, gegen welche zwei 
Quarzplatten von 2 mm Dicke angepreßt wurden. Die Dämpfe wurden 
in einem 20 cm langen, 6 cm weiten Messingrohr untersucht, welches 
mit zwei seitlichen Ansatzrohren versehen war und an beiden End- 
flächen durch luftdieht aufgekittete 2 mm dicke Quarzplatten ver- 
schlossen wurde. Die Füllung dieses Absorptionsgefäßes mit dem zu 
untersuchenden Dampf geschah in der Weise, daß ein schwacher Strom 
trockener Zimmerluft durch zwei hintereinander geschaltete mit der be- 
treffenden Flüssigkeit gefüllte Waschflaschen und dann durch das Unter- 
suchungsrohr dauernd hindurchgeleitet wurde. Die Durchlässigkeit des 
betreffenden Dampfes ergab sich dann als das Verhältnis der Ausschläge, 
welehe man erhielt, wenn das Absorptionsrohr einmal mit dem gesättig- 
ten Dampf, das andere Mal mit trockener Zimmerluft gefüllt war. Die 
Temperatur des gesättigten Dampfes wurde gemessen. 
Bei der Untersuchung des flüssigen Wassers konnte das oben be- 
schriebene Absorptionsgefäß nicht verwendet werden, weil das Wasser 
sich in Schichten von 0.158 mm Dicke schon als undurchlässig er- 
wies. Es wurde deshalb das Interferometer in den Strahlengang ein- 
geschaltet und ein Wassertropfen zwischen die beiden Quarzplatten 
desselben gebracht. Sie wurden dann einander so weit genähert, bis 
die Dicke der eingeschlossenen Wasserschicht, welche auf optischem 
Wege ermittelt wurde, eine für die Absorptionsmessung passende 
Größe erreicht hatte. 
Zur Ermittelung der Wasserdampfabsorption wurde ein zweites 
Absorptionsrohr mit offenen Enden von 40 cm Länge und 9 cm Weite 
verwendet', welches auf elektrischem Wege geheizt werden konnte, 
so daß seine Temperatur dauernd etwa 150° betrug. Durch ein seit- 
liches Ansatzrohr konnte aus einem Siedegefäß Wasserdampf von 100° 
und Atmosphärendruck in das Absorptionsrohr eingeleitet werden, 
' Dasselbe Rohr wurde früher zur Messung der Absorption benutzt, welche 
die Reststrahlen von Bromkalium und Jodkalium im Wasserdampf erfahren. 
