14 H. K A Y S E R UND C. R U N G E : 



ist der Lichtbogen sehr kurz und verlöscht alle Augenblicke; ist sie etwas 

 zu stark, so schmilzt die positive Elektrode zu rasch, die Tropfen bilden 

 häufig eine Brücke zwischen beiden Eisen und verschmelzen dieselben. 

 Man mufs daher eine mittlere Stromstärke wählen, bei welcher die Lampe 

 am besten brennt, ein fortwährendes Nachreguliren aber immer noch nö- 

 thig ist. Wir haben mit einer Stromstärke von 25 — 35 Ampere bei etwa 

 50 Volt Spannung zwischen den Elektroden gearbeitet. 



Sehr lästig ist es auch, dafs, sobald der Bogen seit etwa einer Mi- 

 nute erloschen ist, er sich nicht mehr entzünden läfst, da das abgekühlte 

 Eisen mit einer schlecht leitenden Oxydschicht überzogen ist; man mufs 

 dann die Eisenstäbe abfeilen. Alle diese Schwierigkeiten fallen fort, wenn 

 man einem Eisenstab einen Kohlestab gegenüberstellt. Dafür treten dann 

 aber die Kohle- und Cyanbanden auf, die an vielen Stellen die Messung 

 der Platten sehr erschweren. Wir haben daher durchweg nur mit Eisen 

 gearbeitet. 



Von dem verticalstehenden Flammenbogen wurde mittelst einer 

 Quarzlinse von 4 c Öffnung, 6 c Brennweite ein etwa 4 fach vergröfsertes 

 Bild auf dem Spalt des Spectrometers entworfen. Das Spectrometer, von 

 Schmidt und Haensch gebaut, besitzt einen Theilkreis von 165 mm 

 Durchmesser. Der Theilkreis läfst sich mit dem Prismentisch, das Fern- 

 rohr mit den Nonien fest verbinden, beide lassen sich dann mikrometrisch 

 verschieben. Die Nonien geben 10", es lassen sich bei einiger Übung 

 allenfalls noch 2" schätzen. Das durch Trieb verstellbare Collimatorrohr 

 hatten wir mit einer Millhnetertheilung versehen, sein achromatisches Ob- 

 jectiv durch eine planconvexe Quarzlinse von 240 mm Brennweite für 

 gelbes Licht ersetzt. Das Licht fiel auf ein vorzügliches ebenes Reflexions- 

 gitter von Rowland mit 568 Linien pro mm, im Ganzen 23701 Linien 1 ). 

 Es zeigte zwar den Fehler aller Gitter, die „Geister", aber nur sehr schwach 

 und in unmittelbarer Nähe der allerhellsten Linien, so dafs Irrthümer da- 

 durch kaum verursacht sein können. Auf der benutzten Seite waren die 

 Spectren etwas lichtstärker, als auf der andern. Während die Spectra der 

 schlechteren Seite mittelst des Fernrohrs beobachtet werden konnten, wurde 

 die bessere Seite zum Photographiren benutzt. Es war dazu gerade unter 



x ) Siehe Kurlbaum, Wied. Ann. 33 p. 189 (1888). 



