/ her die Spectren der Elemente. L5 



der Drehaxe des Gitters ein Zapfen in den Tisch geschlagen, um welchen 

 sich ein Brett von 3 Meter Länge drehte; dasselbe ruhte am andern Ende 

 auf zwei Rädern, so dafs es sich leicht im Kreise um «las Gitter herum- 

 fahren liefs. Auf seiner Fahrbahn war eine rohe Theilung angebracht, 

 so dafs sich ungefähr die den verschiedenen Stellungen entsprechende 

 Wellenlänge ablesen liefs. — 



Auf diesem Brett stand die aus Holz und schwarzein Tuch leicht 

 gezimmerte Camera, deren Objectiv durch eine planconvexe Quarzlinse 

 von 6 c Öffnung und 2650 mm Brennweite für gelbes Licht gebildet wurde. 

 Der Cameraauszug war mit einer Millimetertheilung versehen; es wurden 

 für die Linsen des Collimators und der Camera die Brennweiten für die 

 verschiedenen Wellenlängen nach der Bestimmung der Brechungsexponen- 

 ten von Sarasin 1 ) erst berechnet, dann die genaueren Werthe experi- 

 mentell bestimmt. Danach mufste z. B. die Cameralänge variiren zwischen 

 2700 und 2200 mm. 



Das Übereinanderfallen der Spectren verschiedener Ordnungen hat 

 uns nicht gestört, weil wegen des Nichtachromatismus der Linsen nur die 

 gewünschten Wellenlängen scharf erschienen, die anderen Ordnungen höch- 

 stens einen schwach dunklen Hintergrund erzeugten. Nur bei der ausge- 

 dehnten Exposition für die längsten Wellen haben wir einen Schirm von 

 Aurantia-Collodium oder eine Chrysoidinlösung vor den Spalt gebracht, 

 welche nur grünes und gelbes Licht genügend durchlassen. 



Sehr störend erwies sich die sphärische Aberration der Collimator- 

 linse. Obgleich die planconvexe Gestalt, wie Cornu 2 ) berechnete, bei 

 Quarz sehr nahe dem Minimum der Aberration entspricht, und obgleich 

 die Linsen so gestellt waren, dafs sie ihre convexe Seite dem Gitter zu- 

 wandten, was ebenfalls die Aberration möglichst verkleinert, waren die 

 Spectrallinien ganz unscharf. Erst als wir vor der Collimatorlinse eine 

 Blende anbrachten, welche ihre Öffnung auf etwa i verkleinerte, erhielten 

 wir scharfe Spectren. Dabei benutzt man aber, bei Normalstellung des 

 Gitters, nur einen sehr kleinen Theil von dessen getheilter Fläche, ver- 

 liert also wieder bedeutend an Schärfe, welche ja der benutzten Linien- 



') Sarasin, C. R. 85 (1870). 



2 ) Cornu, Spectre normal du soleil, Paris 1881. 



