16 H. Kaysee und C. Runge: 



zahl proportional wächst 1 ). Es empfiehlt sich in solchem Falle und wohl 

 überhaupt, das Gitter so schräg zu den einfallenden Strahlen zu stellen, 

 dafs es nur von den Centralstrahlen getroffen wird, die Randstrahlen bei- 

 derseitig vorbeigehen. Dann wirkt das Gitter selbst als Blende, und es 

 wird dessen ganze getheilte Fläche ausgenutzt. Kann man dann noch 

 Fernrohr oder Camera möglichst normal zum Gitter stellen, so erhält man 

 nahezu ein normales Spectrum, d. h. constanten Maafsstab desselben, was. 

 für die Ausmessung der Photographieen sehr werthvoll ist. 



Wir haben mit diesem Apparat bis etwa zur Wellenlänge 270 \j.\x 

 photographirt. Für noch kleinere Wellenlängen erwies er sich unbrauch- 

 bar. Die Brennweite der Linsen ändert sich immer schneller, je kleiner 

 die Wellenlänge wird, und daher wird die richtige Einstellung immer 

 schwieriger; vor allem aber wird ein zu kleines Stück des Spectrums 

 scharf — da, wo wir aufhörten, etwa nur eine Strecke von 20 Angström 1 - 

 schen Einheiten — , so dafs die Platten zu Messungen nicht mehr zu ge- 

 brauchen sind. 



Wir haben aufser dem ebenen Gitter Rowland'sche Concavgitter 

 benutzt. Ein für das Physikalische Institut der Technischen Hochschule 

 zu Hannover bestelltes Concavgitter ist zwar bis zur Fertigstellung un- 

 serer Arbeit leider nicht geliefert worden, aber durch freundliche Aushülfe 

 haben wir zwei fremde Gitter benutzen können, nämlich das dem photo- 

 chemischen Institut der Technischen Hochschule zu Charlottenburg ge- 

 hörige Gitter, welches Herr Professor H. W. Vogel so freundlich war uns 

 für einige Wochen zu leihen, und das Gitter des Physikalischen Instituts 

 der Berliner Universität, dessen sechswöchentlichen Gebrauch wir Professor 

 Kundt verdanken. Beiden Herren sind wir zu grofsem Dank verpflich- 

 tet. Beide Gitter haben 568 Linien pro Millimeter, das erste besitzt im 

 ganzen etwa 40000 Linien und einen Krümmungsradius von 3060 mm\ 

 das zweite, ein Geschenk von Professor Rowland, hat 102000 Linien, 

 einen Krümmungsradius von 3965 mm. Das erste Gitter erwies sich als 

 sehr vortrefflich. Wir haben mit ihm das ganze Eisenspectrum in ver- 

 schiedenen Ordnungen durchphotographirt. Das zweite Gitter gab die 

 Spectra noch viel schärfer und schöner und namentlich die langen Wellen 



») Rayleigh, Phil. Mag. (4) 47 (1874). 



