18 H. Kaysee und C. Runge: 



sämmtlich mit dem neuen Hydrochinonentwickler unter Bromkaliumzusatz 

 hervorgerufen. Derselbe hat sich ganz ausgezeichnet bewährt; man erhält 

 glasklare Platten mit ganz schwarzen Linien. 



Die gewonnenen Negative wurden anfangs mit einem Kathetometer 

 gemessen; dasselbe war aber nicht sehr geeignet, so dafs wir eine beson- 

 dere Mefsvorrichtung durch C. Bamberg in Berlin haben bauen lassen, 

 welche ganz ausgezeichnet arbeitet. Es ist eine Mikrometer- Theilmaschine, 

 welche auf durchbrochenem Schlitten die Platten fortzubewegen gestattet. 

 Statt des Reifserwerks wird dann ein Mikroskop von 10 facher bis 30 facher 

 Vergröfserung mit Beleuchtungsspiegel angeschraubt. Die Ganghöhe der 

 Schraube ist 0,5 mm, die Trommel ist in 100 Theile getheilt, der Nonius 

 giebt Zehntel, so dafs man 0,0005 mm ablesen kann. Wir haben den 

 Nonius nicht benutzt, da seine Angaben weit unter der von uns erstreb- 

 ten Genauigkeitsgrenze lagen, für viele unscharfe Linien seine Ablesung 

 auch ohne Sinn gewesen wäre. 



§ 6. Es liegen schon zahlreiche Messungen des Eisenspectrums vor. 

 Wenn wir aber von den älteren, wegen ihrer Ungenauigkeit hier nicht in 

 Betracht kommenden, absehen, so bleiben noch folgende übrig: 



1) Thalen, Spectre du fer, Upsala 1884. 



Diese Abhandlung enthält die Strecke von A = 760 u/ix bis A= 400 |Wfx, 

 wobei aber das letzte Stück, weil zu lichtschwach, nur unvollständig ist; 

 ebenso sind die zahlreichen feinen Linien, welche im rothen und gelben 

 Theil des Eisenspectrums vorkommen, und welche niedrigerer Temperatur 

 angehörige Banden zu sein scheinen, kaum verzeichnet. Die Liste der 

 Eisenlinien hat Herr Thalen aufgestellt, indem er das Spectrum des 

 Kohle-Eisen-Bogens mit den Atlanten des Sonnenspectrums von Ang- 

 ström, Fievez und Vogel Linie für Linie verglich und die Eisenlinien 

 heraussuchte. Die Wellenlängen-Bestimmungen sind also die von Ang- 

 ström, Fievez und Vogel. 



2) Cornu, Spectre normal du soleil, Paris bei Gauthier-Villars 1881. 

 Cornu hat für seinen Sonnenatlas im ultravioletten Theil eine 



grofse Anzahl Eisenlinien zwischen den Wellenlängen A = 410 f-t/u und 

 A = 295 ]x\x photographisch bestimmt. So vorzüglich seinerzeit diese Un- 

 tersuchung war im Vergleich zu den kläglichen instrumenteilen Hülfsmit- 

 teln Cornu's, so sind die Messungen für unseren Zweck doch ganz un- 



