Über die Spectreu, der Elemente. 21 



Gleichung \== — V 5 ™.^ der Factor — ~- berechnen und somit jedes zu 



sin — * sin — 



2 2 



einem anderen Drehungswinkel -* gehörige \ erhalten. 



Aus 10 solchen Beobachtungsreihen haben wir das Mittel genom- 

 men. Die Zahlen wurden dann noch durch Rowland's Angaben con- 

 trolirt. Derselbe giebt eine Liste 1 ) von Linien des Sonnenspectrums, die 

 er mit der Methode der Coincidenzen sehr genau bestimmt hat. Darunter 

 fanden sich die meisten unserer Linien, so dafs wir für dieselben eine 

 Correctur ermitteln konnten. 



Die zwischen den so gewonnenen Linien liegenden schwächeren 

 Linien wurden mit Okularmikrometer gemessen, meist im Spectrum 4ter 

 Ordnung; der Maafsstab war dabei ein solcher, dafs 2."> Theilstriche des 

 Mikrometerkopfes gleich 0,01 ßß waren. 



Aus einer ganzen Anzahl solcher Messungen wurde dann wieder 

 der Mittelwerth genommen. Linien mit grösserer Wellenlänge als 675 ßß 

 waren wegen zu grofser Lichtschwäche nicht mefsbar. Die Strecke der 

 Wellenlängen unter A = 320 ßß war mit dem ebenen Gitter nicht wohl 

 zu erhalten, namentlich aber war es nicht möglich, Wellenlängen- Bestim- 

 mungen von der gewünschten Genauigkeit zu machen, trotz vielfacher 

 Versuche. Mit Hülfe des Vogel'schen Concavgitters dagegen war durch 

 Coincidenzen die Aufgabe leicht erledigt, wie gleich näher zu besprechen 

 sein wird. 



Wir hatten auf diese Weise das ganze Eisenspectrum mit einer Ge- 

 nauigkeit von mindestens 0,01 ßu jeder Linie gemessen, als wir das Berliner 

 Gitter erhielten, welches so vorzügliche Negative lieferte, namentlich für 

 die langen Wellen, dafs wir beschlossen, das ganze Spectrum noch ein- 

 mal durchzumessen und nach anderer einheitlicherer Weise zu berechnen. 

 Gleichzeitig bekamen wir die längst bestellte Theilmaschine, welche we- 

 sentlich höhere Genauigkeit der Messung gestattete, so dafs unsere zweite 

 Bestimmung noch wesentlich besser geworden ist, als die erste. 



Die Schraubenlänge der Theilmaschine erlaubte die Messung eines 

 Stückes der Platten von etwa 12 cm. Innerhalb eines solchen können 

 die Wellenlängen als lineare Functionen der Abscissen ihrer Linien be- 



>) Rowland, Amer. Journ. of Sc. 33 (1887). 



