Über die Spectren der Elemente. 25 



in die Rechnung eingeführten Normalen sind ausgesucht scharfe Li 

 welche sich genauer als die anderen messen lassen. Der berechnete wahr- 

 scheinliche Fehler würde nur gültig sein für Linien der gleichen Schärfe. 



Die in unseren Tabellen angegebenen Zahlen sind nun aber zum 

 allergröfsten Theil Mittelwerthe von mehr als einer Messung, so dafs der 



wahrscheinliche Fehler im Allgemeinen auf den X _ten Theil des wahr- 



V 2 



scheinlichen Fehlers der einzelnen Messung herabgedrückt wird. 



Für die schwächsten und unscharfen Linien halten wir in der 

 1 ten Ordnung des Berliner Gitters Fehler der einzelnen Messung von 

 0.15 Angström'scher Einheit für das Äufserste. 



Für die 2te Ordnung des Berliner und die 1 te und 2te Ordnung 

 des VogeFschen Gitters ergiebt sich die äufserste Fehlergrenze aus dem 

 Verhältnifs ihrer Maafsstäbe zum Maafsstab von B l . 



Die Maafsstäbe sind die folgenden. Auf 1 mm der Platte entfallen 



bei F, etwa 5.7 Angström'sche Einheit ( T L ,u^) 



» ^ 2 « 2-84 



B 4 42 



B 2 22 



Die äufsersten Fehler können aufser bei den schwächsten und un- 

 scharfen Linien noch vorgekommen sein, wo eine doppelte verwaschene 

 Linie für einfach gehalten worden und wo daher die Mitte gemessen ist, 

 oder wo eine umgekehrte Linie nicht als solche erkannt und statt ihrer 

 hellen Mitte die beiden dunklen Ränder gemessen worden sind. 



Es wird am besten ein Urtheil über die erreichte Genauigkeit ge- 

 ben, wenn für irgend eine Stelle alle vorhandenen Messungen angeführt 

 werden. 



Phys. Abh. nicht zur Akad. <jehör. Gelehrter. 1888. III. 



