pa fa 
mandando alla memoria citata per una conoscenza completa della 
quistione, noi descriveremo quì brevemente le cure da prendere ed 
i risultati ottenuti in alcune esperienze di Laboratorio fatte nel Di- 
cembre dello scorso anno. 
La forma di voltametro adoperata è quella solita ad elettrodi 
verticali. L° anodo è costituito da due lamine di rame elettrolitico 
(che ora é facile avere in commercio) distanti circa 5 cent. fra le 
quali si trova il catodo, formato da una lamina di platino di forma 
rettangolare , a spigoli arrotondati e avente I’ area di 4 «|. 6 
cmq circa; questa lamina, che si pesa accuratamente prima della 
esperienza, viene fissata ad una morsetta opportuna , in comunica- 
zione col polo negativo della pila. La soluzione da adoperare può 
essere ottenuta col solfato di rame del commercio, al quale è bene che 
si siano fatte subire due o tre cristallizzazioni successive. La den- 
sità della stessa soluzione deve essere compresa fra 1.05 (a 15°) (cor- 
rispondente a 8 °/, in peso di CuSO, + 5H,0) e 1.17 (24 °/ in peso 
di CuS0,+5H,0) giacchè, al di sotto di 1.05 il deposito è poco ade- 
rente e si distacca facilmente e, d’altra parte, adoperando soluzioni 
vicine alla saturazione, si hanno delle cristallizzazioni parassite su- 
gli elettrodi ; conviene aggiungere alla soluzione 1’ uno °/, ID peso 
di acido solforico concentrato, per evitare Ia formazione di sottosali 
sulrame elettrolitico deposto. Fatta passare la corrente per un tempo 
determinato (che si misura con un buon orologio a secondi), si estrae 
il catodo e lo si immerge nell’ acqua acidulata con acido solforico; 
poi, dopo averlo lavato con una forte corrente d’acqua, lo si asciuga 
con della carta bibula. Se Y operazione è stata ben condotta, il de- 
posito non deve presentare macchie e deve essere compatto , omo- 
geneo e bene aderente. Quando queste condizioni siano soddisfatte, 
si determina con una buona bilancia I aumento di peso subito dal 
catodo dopo il passaggio della corrente. 
Una circostanza essenziale bisogna tenere ben presente nell’uso 
del voltametro a solfato di rame, circostanza che trascurata può dar 
luogo ad errori gravi. Per ottenere buoni depositi, è necessario che la 
densità della corrente sul catodo (vale a dire il numero di unità di 
corrente per cmq di superficie) sia compreso fra certi limiti. Secondo 
il Gray, tale densità non deve eccedere 20 milliampères per cmq, ani 
essere inferiore a 3.33 milliampères. In relazione adunque con l'a- 
rea degli elettrodi bisogna scegliere la intensità della corrente 0P- 
portuna. Inoltre, in relazione alla densità stessa, ed alla tempera” 
tura della soluzione, varia il numero pel quale bisogna dividere il 
peso di rame deposto sul catodo in un secondo. Ecco i risultati ot- 
tenuti dal Gray dopo una lunghissima serie di esperienze. 
ll {n 24 
