COSE 
argento chimicamente puro, disposto orizzontalmente e ravvolto nella 
tela per impedire che cadano al fondo della capsula i frammenti di 
ossido di argento i quali possono formarsi durante la elettrolisi. —. 
Il Gray, il quale si è molto occupato dell’argomento in questione (1), 
preferisce invece la forma usuale a lamine verticali, adoperando per 
elettrodo una lamine di argento chimicamente puro. In entrambi i 
. casi, la soluzione adoperata deve contenere dal 5 al 15 °/, in peso 
di nitrato di argento; per correnti le quali non eccedono 04mP,250 
sono da preferire, secondo il Rayleigh, soluzioni contenenti il limite 
inferiore sopra indicato (5 °) di nitrato di argento; la proporzione 
el sale disciolto dovendo crescere, con la intensità della corrente 
da misurare. 
Una importanza speciale ha, nella esattezza dei risultati, la den- 
sità della corrente che si misura, vale a dire il numero di unità di 
corrente per ogni unità di superficie del catodo. Secondo il Rayleigh. 
per ottenere risultati precisi nella misura di correnti non eccedenti 
0amp,500 e facendo uso del voltametro a capsula, bisogna che la den- 
sità sopra indicata non superi 08mP,010 per cmq di catodo. Quanto 
poi alle cure che bisogna avere dopo il passaggio della corrente, è 
necessario vuotare la capsula di platino, lavarla ripetutamente con 
acqua distillata e poi seccarla tenendola per qualche ora in una stufa 
ad aria a 160° circa; infine, scaldarla fortemente in una capsula di 
porcellana per quattro o cinque minuti. Quest'ultima operazione ha 
per iscopo di decomporre quelle piccole quantità di soluzione le quali 
Possono essere rimaste incluse nell’argento elettrolitico deposto nella 
capsula e ridurre così al minimo questa causa di errore; e ad at- 
 tenuarla maggiormente concorre pure la avvertenza di far passare 
la corrente per un intervallo di tempo, sufficiente per rendere molto 
piccolo l’errore relativo della pesata del deposito, ma non maggiore 
di un certo limite, per non deporre insieme col metallo delle quan- 
tità notevoli di soluzione le quali aumenterebbero troppo, anche dopo 
decomposte, il peso dell'elettrolito prodotto dalla corrente. Il Rayleigh 
consiglia un intervallo di 45--60 minuti per correnti che non supe- 
rino 08mp,500. 
Voltametro a solfato di rame. — L'uso dei voltametri a solfato 
di rame è incontestabilmente più semplice e più comodo di quello a 
nitrato di argento; i depositi che si ottengono, anche con variazioni 
notevoli nella grandezza delle lamine e nella densità della soluzione 
e della corrente, sono aderenti ed omogenei. Per conseguenza, l’uso 
VOOR RO RAAA 
| (4) Phil. Mag. Tome XXI, 1886, pag. 389, Toms XXV, 1888, pag. 179. 
