E ga 
carbonica, le quali non si svolguno che portando il deposito al rosso 
ciliegia. Sono appunto queste diverse circostanze che rendono varia- 
bile ciò che potrebbe chiamasi l’ equivalente elettrochimico @appa- 
rente del rame; tali circostanze pare che non abbiano luogo, in modo 
sensibile, nel voltametro a nitrato di argento il quale, appunto per 
questo , è da preferire quando si tratti di ricerche di grande pre- 
cisione. 
Recentemente il Ryan (1) ha proposto una nuova forma di vol- 
tametro nella quale gli elettrodi sono costituiti da due grossi fili di 
rame elettrolitico avvolti a spirale : la spirale esterna funziona da 
anodo e quella interna (il cui diametro è inferiore da 3 + 4 cm a 
quello dell'altra ) da catodo. La densità della soluzione deve essere 
compresa fra 1.10 e 1.17, Non è necessario che il solfato di rame, 
l’acqua e l'acido siano chimicamente puri. Le precauzioni da pren- 
dere sono identiche a quelle già descritte. de 
Il vantaggio ottenuto con questo voltametro, pare dipenda dal 
fatto che la forma a spirale cilindrica dei due elettrodi impedisce 
le variazioni di densita in vicinanza degli elettrodi medesimi, le quali 
hanno luogo specialmente nei voltametri a lamine verticali. L’errore 
relativo ottenuto con questa nuova disposizione arriva al massimo 
al 0,4 °/, invece dell'errore del 3 o 4 */, che secondo l’autore, si era 
finora avuto con le solite forme. 
Poste queste considerazioni generali. descriveremo brevemente 
alcune delle esperienze eseguite; e cominceremo da quella fatta nel 
febbraio scorso , avente per scopo il campionamento di una parte 
della scala del galvanometro a torsione Siemens N.° 5708, adoperato 
dal prof, Pisati nelle sue ricerche sul Magnetismo. 
JI. Relazione delle esperienze 
1.* SERIE. Innanzi tutto, poichè nella misura della corrente ehe 
trano la valutazione di un intervallo di tempo e la determinazione 
di un aumento di peso, si è cominciato dallo studiare 1’ andamen'? 
e l'errore dei relativi stromenti di misura, esistenti nel Laboratorio 
della R. Scuola degli Ingegneri. n 
i Misura del tempo.—1l cronometro adoperato è il cronometro 
Roskell N.° 1775 appartenente al Gabinetto di Geodesia , il quale s 
batte secondo si-lerale. Esso è stato confrontato con un pendolo SI 
derale costruito da Dent di Londra, avvalendosi di un cronografo 
(1) Amer. Instit. of Electr. Engin. New-York, 1889. de 
