L'errore dovuto alla spinta dell’aria è affatto trascurabile sia 
per i pezzi della pesiera adoperati nella misura sia per il corpo da 
pesare, le pesate essendo fatte col metodo della tara; in guisa che, 
determinata la posizione di equilibrio della bilancia quando i catodi 
dei voltametri sono nudi, i pesi da cambiare nella seconda pesatà, 
allorché i catodi vengono estratti dai voltametri si limitano ai soli 
pezzi di alluminio della pesiera e non arrivano mai ad un grammo. 
Quanto poi alla spinta dell’aria relativa ai catodi medesimi, essa è 
sensibilmente la stessa nei due casi, stante la piccolissima varia- 
zione di volume avvenuta. 
Ciò posto, ecco la disposizione adottata per le misure. 
La pila è costituita da dodici elementi Meidinger di cui sei sono 
disposte in serie; la forza elettromotrice media di ciascun elemento 
è poco differente da un volt e la resistenza interna varia da 8 a 
10 ohms. 
Il circuito esterno comprende : 
1) Un reostata per far variare opportunamente la intensità 
della corrente ; 
2) Il galvanometro di torsione Siemens da campionare, avente 
un ohm di resistenza (a 15°) e di cui una parte vale circa un mil- 
liampére. Questo galvanometro, come è noto, è costituito da un ma- 
gnete di acciaio avente la forma di un cilindro allungato fesso lon- 
gitudinalmente secondo due generatrici opposte. Il magnete stesso 
è sospeso per mezzo di un filo di seta fra due rocchetti di filo di 
rame i quali sono percorsi dalla corrente e porta un indice di al- 
luminio corrispondente, quando lo stromento è orientato, allo zero 
della graduazione. Quando il magnete, pel passaggio della corrente, 
è deviato dalla sua posizione di equilibrio, si riconduce l’indice In 
corrispondenza dello zero, agendo sopra una spirale cilindrica di ar- 
gentana, di cui un capo è fissato all’estremo superiore del magnete, 
e l’altro è connesso ad un disco di ottone munito di un secondo in- 
oi ottenuti col carico di 20gr circa iu entrambi i piattelli. La posizione di 
suit dell'indice è ogni volta dedotta dalla media di sei elongazioni 
successive combinate tre per tre. 
tren di equilibrio dell’ indice 
i sen n mg col mg. 
A ca br.-Ib 11° 73°. 43 
HI 93. 92 IV* 73. 95 err. mediodiaccom-e= (biente 0P, 34 
ci = DV. VE 19,02 
+ +98 VIL* 18. 87 e quindi 
IX 90.16: 73. 63 imge-m—m —=19P,82te V2=19P.82 9 
