dice il quale segna sulla graduazione dello stromento l'angolo di cui 
bisogna torcere la molla per ottenere la accennata coincidenza. È 
a quest’ angolo di torsione che é proporzionale la intensità della 
corrente. 
3) Un certo numero di voltametri (sei) a solfato di rame di- 
sposti in serie, preparati con le cure già indicate: gli anodi sono di 
rame elettrolico, i catodi sono formati da lamine di platino. La so- 
luzione di solfato di rame è stata purificata con tre successive cri- 
stallizzazioni e contiene 1°, circa in peso di acido solforico puro. 
4) Infine il voltametro campione a nitrato di argento ed a 
capsula di platino precedentemente descritto, con la soluzione di ni- 
trato al 5 °/, in peso. 
Indicazioni del galvanometro. — Alle ore 9220,00 del crono- 
metro Roskell, si chiude il circuito e un minuto dopo si fanno le 
seguenti letture 
9a 20,200 chius. delcircuito o, 39 103,P 0 
so: 102,» 2 9,40 102,8 
22 104,3 4l 102,8 
Ss 105,1 42 102,7 
22 105,8 43 102,6 
nas 106,0 Ad 102,6 
21, 106,0 9,45 102,5 
di 106,0 9,50 102,2 
S 106,0 9,55 102,1 
29 105,8 10,2 00, 00 101,9 
9,30 105,5 10,05 101,8 
È 105,0 10,10 101,6 
32 104,9 10,15 101,5 
Sa 104,8 10,20,00 101,5. 
ss 104,5 10,ì 20.0 10,85 interruzione 
9,35 104,0 Si è tenuto conto del fatto 
> 103,6 che il cronometro, adoperato 
‘37 103,2 batte il secondo siderale, tenendo 
» 103,0 presente che 36005 medi corri 
spondono a 3610 secondi siderali. 
Se fosse possibile esprimere, in funzione del tempo, a legge = 
variazione della corrente, la determinazione della intensità media si 
ridurrebbe al calcolo dell’integrale 
