CE o gr 
Con questo dato si trova per intensità media della corrente, de- 
dotta dalle indicazioni del voltametro a nitrato di argento, 
vee 
ii = (),2mp]0207 
Im = 3600 = 1,118 di 
Tenuto conto degli errori sistematici del cronometro, la incer- 
tezza dipendente dalla chiusura ed apertura del circuito, non supe- 
rerebbe, secondo il Rayleigh, 0.8 5. Adottando tale valore, e suppo- 
sto un errore di 0,810 (1) nella pesata, e che il numero 1,08118 sia 
esatto a meno di 0,9280005, si trova nella ipotesi più sfavorevole, una 
variazione di sette o otto unità dell’ ultima cifra decimale ottenuta 
per i.m È questo (se non esistono errori sistematici) il grado di ap- 
prossimazione che a noi sembra comporti la determinazione fatta. 
Dal confronto dei risultati ottenuti, si deduce che il termine di 
ng relativa ai punti della scala vicini al cento, sarebbe alla 
temp. t—=12,°5 
c=I—i=0,10297 — 0,01283=+ 0,14 milliampéres 
La tabella data dal costruttore indica per la stessa correzione 
il valore: 
c=-+ 0.20 milliampères 
L’accordo è molto soddisfacente sia se si tiene conto degli er- 
rori di osservazione, sia riflettendo che il valore dato dal costrut- 
tore si riferisce alla temperatura alla quale il galvanometro pre- 
senta la resistenza di 19m, cioè a 15,° 
Indicazioni dei voltametri a solfato di rame. — In questi vo 
tametri, l’ anodo è costituito da due lamine di rame elettrolitico 
fornito dalla casa Basse e Selve di Altona, il catodo da una lamina 
di platino di circa 4x<6=24 cmq. di superficie immersa. Alla so- 
luzione di solfato di rame è stato aggiunto 1 %/ in peso di acido 
solforico puro. I pesi di rame depositati nei diversi voltametri in 
un’ora, sono stati, fatte le opportune correzioni, i seguenti: 
Voltametro N.° 1 p. 121,mg88 
9 
121,80 
3 121,84 
4 121,80 
o) 121,86 
( 121,92 
(1) La probabilità che l’errore di osservazione compreso (in valore 
assoluto) fra zero ed il valore indicato sarebbe 0 
