de 
L'errore probabile di una determinazione è, sensibilmente x dò 
stesso per tutte ed eguale a 0,806. Prendendo la media dei risul- 
tati ottenuti come valore più probabile del peso di rame deposto in 
un'ora, si ha: 
p=121,%885 con un errore probab. = 0,8025 
ed è notevole il fatto che le differenze tra la media precedente e 
ciascuna determinazione siano tutte inferiori all'errore medio di una 
pesata. Si può dunque dire che, nelle condizioni della misura fatta, 
le differenze nei pesi di rame osservati nella serie dei voltametri, 
entrano nella categoria degli errori accidentali di osservazione. Ci 
proponiamo in seguito di estendere la conferma di questo fatto e 
vedere se esso possa ritenersi come generale ed applicabile ad ogni caso. 
Per dedurre dal peso medio di rame deposto in un’ ora il va- 
lore della intensità della corrente, bisogna tener conto della densità 
di questa; valutando la PENTITA dei depositi nelle lamine, sì tro- 
vano valori prossimi a 3,4 milliampère per cmq. L’equivalente elet- 
trochimico da ritenere, essendo la temperatura vicina a 12.°, è se- 
condo il Gray [Cu] —=0,®83278. 
Si ottiene allora per valore della intensità media della corrente: 
LARE ia 
— 3600Xx0,3278 
con una incertezza di due o tre unità dell’ ultima cifra decimale. 
Come si vede, la indicazione dedotta dai voltametri a solfato di 
rame supera di 0,2mP00028 quella dedotta dal voltametro campione a 
Nitrato di argento. Ritenendo quest’ultima come esatta, l'errore re- 
lativo alla determinazione precedente sarebbe inferiore a 0,3 °/,. Si 
vede adunque che, contrariamente alle asserzioni del Ryan, è pos- 
sibile ottenere anche con gli ordinari voltametri a solfato di rame, 
un notevole grado di approssimazione. 
2.* SERIE. Continuando le ricerche sull'argomento in quistione, 
si è creduto opportuno di intronurre una modificazione importante 
al modo di sperimentare tenuto sinora: quella relativa alla misura 
dlel tempo. 
Per rendere questa misura molto più precisa, si è pensato di av- 
valersi, mercè un artifizio semplicissimo, del cronografo annesso al- 
l'orologio Dent esistente in laboratorio. Facendo uso dell’ interrut- 
# 
