SR, go 
tore rappresentato qui accanto, Fig. 2, dove a b c d sono quattro 
vaschette di mercurio, è possibile chiu- 
dere il circuito comprendente i volta- 
metri e gli altri apparecchi di misura, 
e, nello stesso istante, mandare un se- 
gnale al cronografo. Leggendo poii se- 
gnali col compasso di Oppolzer, tenendo 
conto delle parallassi delle penne e del- 
l'andamento dell’ orologio , si può sti- 
mare l’ intervallo di tempo durante il 
quale il circuito è chiuso, entro 0,8 01 
almeno, approssimazione più che suffi- 
ciente pel caso nostro. 
Inoltre, Detti seconda serie di espe. 
rienze, si è ao verificare non solo il grado «di approssimazione 
che è possibile raggiungere nella misura di correnti inferiori a 0,4mP 
500 (limite imposto dalle dimensioni dei voltametri disponibili) ma si 
è voluto pure istituire un confronto diretto fra gli ordinari voltametri 
a catodi di platino , e quelli a spirale del Ryan. Le misure sono, 
bene inteso, riferite al voltametro a nitrato di argento, scelto come 
— campione. Infine si è voluto accertare l’azione dissolvente delle so- 
luzioni di solfato di rame sul rame. 
Nel principio di questa seconda serie (ottobre 1890) sì sono per- 
dute alcune esperienze perchè, nel lavaggio della capsula di platino, 
sì distaccavano sempre quantità non trascurabili di argento, il quale 
si deponeva inoltre in laminette anzichè in graui cristallini bene 
aderenti. 
0 PRINS 
DI 3) 3 
Dopo molti infruttuosi tentativi per togliere l'inconveniente si è 
trovato modo «di eliminarlo completamente, rinnovando la soluzione 
di nitrato di argento. (1) 
Preparate tutte le altre soluzioni nel modo già indicato, s'è lato 
principio alle ricerche definitive. 
Il circuito comprendeva: 1.° Una batteria di 12 elementi Mei- 
dinger disposti in 4 derivazioni; 2.° Un reostata; 3.° Sei voltametri 
a solfato di rame (con 1 °/ di acido solf.) di cui tre ‘a spirale e tre 
a catodi di platino; questi ultimi sono quelli già adoperati anterior- 
mente; in quelli di Ryan, i catodi sono costituiti da un filo di rame 
elettrolitico di 2,mm8 di grossezza avvolto in otto spire avente la su- 
perficie di 75 cmq. circa; 4.° Finalmente il voltametro campione 4 
nitrato di argento già adoperato e descritto. 
(1) Questo fatto era già stato osservato dal prof. Cardani. 
Prg SP 
