sc 
ta; come cioè, prese le opportune precauzioni, sia possibile ottenere 
con gli ordinarii voltametri a solfato di rame un grado di approssi- 
mazione pari a circa 3 per mille. 
Le indicazioni del voltametro a spirale di Ryan sono state 
p=17908,08 
398 
179,18 
si ha quindi come valore medio del rame deposto p=179,05 e per 
valore della intensità 
ii 0 2 lamp, 20747 
0,3278 Xx 2401.25 
Anche col voltametro a spirale si ottengono adunque , errori 
| Telativi prossimi a 3 per mille.—.È da notare che nel calcolo pre- 
cedente si è scelto il valore 0.3278 come equivalente elettrochimico 
del rame, perchè tale era quello che corrisponde alla intensità della 
corrente ed alla superficie delle spirali nei singoli voltametri. 
In un’ altra serie di esperienze si è voluto vedere se il volta- 
metro a spirale si presta a misure di correnti inferiori a '/, di amp. 
anche quando la densità di corrente sul catodo è inferiore a 3 mil- 
liampere per cmq che è il limite minimo indicato dal Gray. A questo 
Scopo, disposto il circuito in modo da ottenere una corrente pros- 
sima a 100 milliampère (limite imposto dalle dimensioni del vol- 
tametro campione) si è lasciato in un voltametro di Ryan la spirale 
tutta immersa, in modo che la densità di corrente fosse inferiore al 
limite indicato, e negli altri due si è immersa solo una parte della 
Spirale in modo che la densità stessa fosse compresa nei limiti nor- 
mali. Ecco i risultati ottenuti, 
Durata del passaggio della corrente = 3600,09 secondi medi 
massa di argento deposta p = 38708,16 
massa media di rame deposta nei voltametri a lamina p=l 1:3198,57 
massa di rame deposta nel voltametro a spira completam. im- 
mersa p=113,60 
massa media di rame deposta nei due voltametri 
113,85 | 113,74 
& spirale parzialmente immersa = p= 113,80 = D 
Con questi dati si ricava 
Intensità media dedotta dal voltametro campione 
e a Lin i 
— 3600,09 X< 1,118 
