SRO 
tere da parte i comuni mezzi adoperati nelle ricerche di laborato- 
rio. Infatti la pila termoelettrica del-Nobili non è sufficiente, allor- 
chè si tratta di scoprire e di misurare minime quantità di radia- 
zioni termiche. In questo caso il microtasimetro di Edison sem- 
brerebbe assai adatto, se le ricerche del Ferrini non avessero di- 
mostrato che le indicazioni di questo strumento, tuttocchè sensibi- 
lissimo, non sono esatte nè comparabili. Tra tutti gli apparecchi il 
bolometro del Langley (1) è il più squisito e sensibile; ma quan- 
tunque semplicissimo, questo apparecchio è sommamente difficile a 
costruirsi. Però per le mie ricerche ho prescelto, come adatto allo 
scopo, un bolometro a filo di platino, come quello adoperato dal- 
l’Helmholtz figlio nelle sue ricerche sulla radiazione delle fiamme 
(1890); ed ancora il termoscopico del Michelson (2) ad ebonite, e 
l'elemento termo-elettrico di Hutchins (3) formato da un sottilis- 
simo nastrino di rame ed acciaio, ed assai più sensibile della pila 
termo-elettrica. 
Partendo dalla proprietà che presenta il solfuro d’ argento di 
modificare !a sua resistenza elettrica per azione della radiazione, io 
ho costruito un termoscopio con un sottile nastrino di argento 
coverto di solfuro ed avvolto, a spire isolate, sopra una strisciolina 
di ebonite. Per coprire di solfuro la lamina di argento, prima ben pu- 
lita, ho adoperato una soluzione di solfo in solfuro di carbonio. Que- 
sta spirale, chiusa in custodia annerita e munita di diaframmi va- 
riabili, è intercalata, come resistenza, in un circuito elettrico col 
galvanometro. 
Per la valutazione della radiazione luminosa, adopero un ele- 
mento al selenio, il quale, come si sa, è impressionato dalla luce, 
si 
che ne modifica la conducibilità elettrica 
La discussione e la determinazione dello costanti dei diversi ap- 
parecchi adoperati troveranno il loro posto in un lavoro generale; 
nel quale esporrò diffusamente i metodi di ricerca ed i risultati di 
queste mie esperienze ora ‘iniziate. 
Per misurare le variazioni di resistenza prodotte nel circuito 
dalla radiazione, adopero un galvanometro a specchio, graduato to in 
modo da dare le misure assolute dell'energia. Per accrescere sensi- 
bilità allo strumento ho ideato di applicare, alla lettura delle devia- 
zioni, il metodo di misura fondato sullo spostamento delle così dette 
(1) Amer. Journ. of Se. and Arls, 1881, Vol. XXI, pag. 187. 
(2) Journ. de Physique (II), Tome I, 1883. 
(8) Amer. Journ. of Se. and Aris, Vol. XXXIV, 1888, pag. 148. 
- 
