heit mit dem Photometer bestimmt werden zu können, so werden vor dem freien Kolli- 
mator Schwärzungsplatten vorgesteckt, deren Absorption natürlich in jedem Fall ermittelt 
werden muß. 
Die oben gestellte Anforderung, daß die Sternblenden Ph und die sternartig durch- 
brochene Silberschicht s, im parallelen Strahlengange sich befinden, macht eine geringe 
Abänderung der Optik des Blinkmikroskops erforderlich, insofern nämlich statt der bis- 
herigen beiden Mikroskop-Objektive drei Fernrohrobjektive O,, O, und O, in der aus 
Abb. 3 ersichtlichen Anordnung einzusetzen sind. Demzufolge steht jetzt das Fernrohr F 
den beiden Kollimatoren C, und C, gegenüber, und in dem Gesichtsfeld des Fernrohres 
erhält man die Bilder der in der Brennebene der Kollimatorobjektive gelegenen Platten 
P, und P,. Auf die Verwendung des Apparates als Blinkmikroskop und auf die Aus- 
messung der Bilder mit Hilfe des Okularschrauben-Mikrometers hat die so veränderte 
Optik keinen Einfluß. Auch können die beim Blinkmikroskop in Funktion tretenden 
Scheren B, und B, für den optischen Plattenwechsel ihre bisherige Lage unverändert 
beibehalten. 
Um den Apparat als Photometer benutzen zu können, ist noch eine weitere Ein- 
richtung erforderlich, welche bezweckt, die miteinander zu vergleichenden Felder im 
Gesichtsfeld des Fernrohres in scharfer Trennungslinie aneinander stoßen zu lassen. Man 
kann das durch auf- oder untergelegte Blenden an den miteinander zu vergleichenden 
Platten auf dem Stereokomparator tun. Es ist aber viel zweckmäßiger, diese Blenden 
mit den beiden Kollimatoren in feste Verbindung zu bringen. Selbstverständlich darf man 
dann mit den Blenden nicht unmittelbar bis auf die Platte herabgehen, doch genügt, um 
eine Gefährdung der Platten durch die darüber befindliche Blende zu vermeiden, schon 
ein Abstand von wenigen Millimetern. 
Zu dem Ende sind die Kollimatoren des Blinkmikroskops mit je einem Rohrstutzen 
ausgerüstet, an dessen unterem Ende die Blende angebracht ist. Die Blendenfassung ist 
auf ihrer unteren Seite mit einem weichen Ringpolster versehen, und die Blende selbst 
ist zum Auswechseln eingerichtet. Mehrere Blenden, halbkreisförmige und rechteckige, 
sind dem Apparat beigegeben.“ 
Nachdem das mit diesen Einrichtungen versehene Blinkmikroskop zur Ablieferung 
gekommen war, und angestellte Versuche seine Brauchbarkeit für die photometrische 
Untersuchung der Korona-Aufnahmen erwiesen hatten, übertrug ich Herrn Dr. GRAFF 
die Ausmessung und photometrische Bearbeitung der erhaltenen photographischen Auf- 
nahmen. Herr Dr. GRAFF berichtet über die Ergebnisse seiner Bearbeitung in den folgenden 
Abschnitten dieses Berichtes. 
