Es fragt sich jetzt, wie man das Blinkmikroskop zweckmäßig zu einem Photometer 
ausbildet. Man kann das in verschiedener Weise machen: beispielsweise durch An- 
wendung eines verschiebbaren Rauchglaskeils, den man entweder auf einer der beiden 
Platten des Stereokomparators oder im Okular des Blinkmikroskops in geeigneter Weise 
anbringt. Ich habe vorgezogen, die Schwächung des Lichtes durch eine drehbare Stern- 
blende vorzunehmen, die ebenfalls aus abwechselnd durchsichtigen und undurchsichtigen 
Sektoren von 36° Winkel besteht, und die so unmittelbar vor der Eintrittsfläche des 
Prismas angebracht ist, daß der Mittelpunkt der Sternblende (Ph, in Abb. 3) und der 
Mittelpunkt der Silberschicht s, sowohl mit der Drehungsachse als auch mit der optischen 
Achse des Objektivs zusammenfallen. Parallelen Strahlengang vorausgesetzt, kann man 
dann durch Drehung der Sternblende den Zutritt des Lichts zu den Sektoren der Silber- 
schicht entweder vollständig freigeben oder um meßbare Beträge verhindern, und es ist 
die Schwächung des Lichts dem Drehungswinkel der Sternblende direkt proportional. 
Zu dem Ende erfolgt die Drehung mit Hilfe eines Schneckenrades und einer mit Trommel 
und Trommelteilung (o bis 100) versehenen Schraube; ıo Umdrehungen der Schraube 
sind erforderlich, um den Stern um den Winkelwert eines Sektors zu drehen. Die Um- 
drehungen werden an einem Umdrehungszähler (o bis 10) abgelesen, so daß für die 
Messung der übrigbleibenden Lichtmengen ı bis 0 im ganzen 1000 ablesbare Einheiten 
zur Verfügung stehen. 
Abb. 3. 
Eine zweite, der ersten vollständig gleichartige und mit den gleichen Einrichtungen 
versehene drehbare Sternblende Ph, befindet sich auf der anderen Seite des Prismas. 
Die Anbringung von zwei drehbaren Sternblenden ist nämlich notwendig mit Rücksicht 
auf den meist vorhandenen Unterschied in der Helligkeit der beiden Lichtquellen; denn 
es ist erforderlich, daß man vor der eigentlichen Messung zuerst die beiderseitigen 
Helligkeiten genau gleichmacht. Da beide Sternblenden die gleiche Einrichtung besitzen, 
so kann man nach Belieben jedes der beiden Photometer sowohl zum Ausgleich der 
Lichtquellen als auch zur Messung benutzen; vor dem Ausgleich der Lichtquellen muß 
natürlich das für die Messung in Aussicht genommene Photometer auf den Skalenteil 
1000 eingestellt werden. Ist die zu messende Schwärzung zu groß, um noch mit Sicher- 
24 
