undurchführbar. Ich entschloß mich deshalb, den im Besitz der Sternwarte befindlichen 
Zeissschen Stereokomparator (Modell A), der für Platten bis zu 2430 cm benutzbar 
ist, mit Einrichtungen zu versehen, die einerseits seine Anwendung auch für Platten 
50x50 cm ermöglichten und andererseits eine Verwendung des Apparates zur Messung 
von Flächenhelligkeiten zuließen. Ich trat zu diesem Zwecke im November 1907 mit 
der optischen Werkstätte von CARL ZEISS in Verbindung und bat, außer der Anfertigung 
der für das große Plattenformat erforderlichen Rahmen etc., um die Herstellung eines 
Blinkmikroskopes mit einer im Bildfeld angebrachten Rotationsblende mit kleinen runden 
und rechteckigen Öffnungen. Hierdurch sollte die Vergleichung jedes beliebigen Stückes 
der auf der einen Seite des Stereokomparators aufgesetzten Koronaaufnahme mit einer 
auf der anderen Seite angeordneten verschiebbaren photographischen Schwärzungsskala 
ermöglicht werden. Herr Dr. PULFRICH, der für diese Erweiterung der Nutzbarmachung 
des Stereokomparators sich sehr interessierte und zuerst auf die Ausführung unserer 
Vorschläge einging, hielt jedoch im weiteren Verlaufe mancherlei Veränderungen der- 
selben für wünschenswert und schlug schließlich im Juli 1909 vor, den Grundgedanken 
der Vergleichung der Koronaschwärzung mit einer Schwärzungsskala ganz fallen zu lassen 
und die Helligkeitsänderung durch Drehen von zwei vor den Eintrittsstellen der Licht- 
strahlen in das Prisma angebrachten Sektorenblenden hervorzubringen. Ich erklärte mich 
auch hiermit einverstanden, und das nach diesem Vorschlag gebaute Blinkmikroskop 
traf dann im November ı910 auf der Sternwarte ein. 
Herr Dr. PULFRICH hat eine Beschreibung dieser Einrichtung, die zugleich auch 
für spektrographische Messungen und für die Messung von Sterngrößen geeignet ist, in 
der „Zeitschrift für Instrumentenkunde“ (XXX. ı) veröffentlicht; aus dieser Beschreibung 
gebe ich mit seiner Zustimmung den auf die photometrischen Messungen bezüglichen 
Abschnitt hier auszugsweise wieder. 
„Dem Blinkmikroskop, mit dem die beiden astronomischen Modelle (A und B) des 
Stereokomparators ausgerüstet sind, habe ich eine Einrichtung gegeben, durch welche 
die Anwendbarkeit des Blinkmikroskops für die bisherigen Zwecke nicht nur vervoll- 
kommnet, sondern auch auf photometrische und spektrographische Messungen und auf 
die Messung von Sterngrößen ausgedehnt wird. 
Die Voraussetzung für die Verwendung des Blinkmikroskops zu photometrischen 
Messungen bildet zunächst die Beseitigung eines dem Blinkmikroskop anhaftenden Mangels, 
der darin besteht, daß das von der halbdurchlässigen 
Silberschicht (s, in Abb. ı) durchgelassene Licht in bezug 
auf Farbe und Intensität nicht vollkommen identisch ist 
mit dem an ihr reflektierten Lichte. Bei dem Vergleich 
von Sternplatten und auf der Suche nach Plattenfehlern, 
veränderlichen Sternen, Planeten und Kometen ist das 
beobachtende Auge durch die vorhandenen Unterschiede 
der Sternbilder so in Anspruch genommen, daß die durch 
die Silberschicht hervorgerufenen Unterschiede in der 
Farbe und Helligkeit der beiderseitigen Bilder nicht weiter 
ins Gewicht fallen, um so weniger, weil die miteinander zu vergleichenden Platten ohne- 
dies nicht immer die gleiche Helligkeit besitzen. 
Abb. 1. 
22 
