weitere zylindrische Selenzelle in Verbindung mit einem von ihm gebauten registrierenden 
Milliamperemeter leihweise zu überlassen, mit welchem die Änderung der Tageshelligkeit, 
bezw. die dadurch veranlaßte Widerstandänderung der Selenzelle direkt registriert werden 
konnte. Die ersten beiden Selenzellen konnten noch vor unserer Abreise in Hamburg 
untersucht werden, die andere Zelle mit dem Registrierapparat kam jedoch erst am 
Finsternistage selbst in unseren Besitz. Über die ausgeführten Beobachtungen ist im 
folgenden einzeln berichtet. 
A. Beobachtung der Intensität der direkten Sonnenstrahlung 
während der Finsternis. 
Für diese Messung wurde der von RUHMER gebaute automatische Registrierapparat 
in Verbindung mit der RUHMERschen Selenzelle Nr. 2ı1 benutzt. Dieser Apparat traf 
erst eine Stunde vor Beginn der Finsternis auf unserer Beobachtungsstation ein, doch 
gelang es, die Aufstellung desselben noch so weit zu fördern, daß die Aufzeichnung bald 
nach Beginn der Finsternis beginnen konnte. Ich wurde hierbei in dankenswerter Weise 
von Herrn stud. DESCHLE unterstützt, der auch die Überwachung des Apparats dann 
übernahm. 
Der Registrierapparat bestand aus einem empfindlichen Galvanometer, System DEPREZ- 
D’ARSONVAL, dessen Zeiger an seinem Ende einen Stahlstift trug. Letzterer Konnte sich 
frei über ein Papierband bewegen, das durch ein Uhrwerk mit einer Geschwindigkeit 
von 1.4 mm in der Minute fortgeführt wurde. Die Uhr schloß jede Minute einen Kon- 
takt, durch den ein Elektromagnet erregt wurde, dessen Anker bei seinem Anzug mittels 
eines Bügels den Zeiger des Meßinstrumentes, unabhängig von der jeweiligen Zeiger- 
stellung, einen Augenblick gegen den Papierstreifen andrückte. Zwischen Zeiger und 
Papier war ein Farbband angeordnet, so daß beim Niederdrücken durch den Stift des 
Zeigers auf dem Papierband ein blauer Punkt erzeugt wurde, aus dessen Lage die ent- 
sprechende Stromstärke leicht bestimmt werden konnte, zumal eine Ziehfeder fortlaufend 
auf dem Papier die Nullinie anzeichnete. 
Die benutzte Selenzelle Nr. 2ıı hatte eine zylinderförmige lichtempfindliche Fläche 
von 5o mm Länge und ı8 mm Durchmesser. Sie war in einer evakuierten Glasröhre 
mit Edisongewindekontakt montiert und wurde in ein passendes Stativ eingeschraubt, das 
auf einer 2m hohen schmalen Holzkiste senkrecht aufgestellt war, so daß Reflexwirkungen 
aus der Nachbarschaft so weit wie möglich ausgeschlossen waren. Da bei der zylindrischen 
Form der Zelle die der Sonne direkt zugewandte Seite der lichtempfindlichen Schicht 
eine wesentlich stärkere Änderung des Leitungswiderstandes erfährt als die andere Seite, 
die nur durch das diffuse Himmelslicht bestrahlt wird, andererseits aber die Licht- 
empfindlichkeit solcher zylindrischen Zellen auf ihrem Umfang sich ganz wesentlich 
verschieden herausgestellt hatte, wurde darauf geachtet, daß die Zelle genau senkrecht 
stand, und daß die auf dem Specksteinzylinder der Zelle angebrachte Nummer nach der 
Sonne gerichtet war, damit für die spätere Eichung der Zelle ihre Stellung genau fest- 
gelegt war. 
8 11 
