Als Stromquelle wurde eine Batterie von 4 Hellesen-Trockenelementen benutzt, 
deren Spannung unmittelbar nach Schluß der Registrierung zu 5.90 Volt bestimmt wurde. 
Die Aufstellung des Apparates erfolgte unter den gegebenen Umständen in großer 
Hast, und hierauf sind einige kleinere Mängel in der Aufzeichnung zurückzuführen, die 
im anderen Falle nicht aufgetreten wären, die jedoch für die Auswertung der Aufzeich- 
nungen ohne Schaden gewesen sind. Infolge der anfänglich nicht ganz sicheren Ein- 
stellung des Minutenkontaktes, der durch das Vorbeischleifen eines Stiftes an einer 
einstellbaren Feder gebildet wurde, erfolgte anfänglich zu einzelnen Minuten ein mehr- 
faches kurzes Anziehen des Ankers, wodurch mehrere Punkte nebeneinander aufgezeichnet 
wurden. Da jedoch die zusammengehörigen Mehrfachpunkte auf einem Kreisbogen mit 
dem Radius von 100 mm (der Zeigerlänge des Instrumentes) liegen, war die Feststellung 
der richtigen Punkte nicht schwer. Eine andere Unbequemlichkeit entstand daraus, daß 
das im Apparat vorhandene Papierband ein wenig schmaler war als die Walze des 
Apparates. Eine Papierrolle von der richtigen Breite war zwar besonders mitgesandt 
worden, in der Eile war jedoch beim Durchlesen der Anleitung zur Aufstellung dieses 
übersehen, und es wurde daher unterlassen, die im Apparat bereits vorhandene Papier- 
rolle auszuwechseln. Infolgedessen lief der Papierstreifen schräg ab, und ebenso verlief 
die von der Ziehfeder an der rechten Seite aufgezeichnete Nullinie schräg; um nun zu 
verhüten, daß diese wichtige Linie über den Rand des Papiers hinauslief, wurde der 
Papierstreifen mit der Hand von Zeit zu Zeit ein wenig nach rechts verschoben, und 
dabei die Zeiten, zu denen dies erfolgte, notiert. Die infolge dieser Verschiebung ein- 
tretende sprungweise Änderung der Nullinie ließ sich jedoch bei der Auswertung in 
leichter Weise in Rechnung ziehen. 
Auf Tafel 16 ist eine Reproduktion der erhaltenen Aufzeichnung der Stromkurve 
nach Reduktion auf dieselbe Lage der Nullinie gegeben. Die erste Strommarke erfolgte 
um ı"5", also 50" nach Beginn der Finsternis; die Stromstärke betrug zu dieser Zeit 
3.38 Milliampere. Sie nimmt mit abnehmender Helligkeit unter kleinen Schwankungen, 
für die jedoch in der Atmosphäre keine direkte Ursache ersichtlich war, da keinerlei 
Wolken oder Schleier am Himmel erkannt werden konnten, sehr schnell ab bis zum 
Eintritt der Totalität um ı"35”, wo sie 0.85 M. A. betrug. Während der Totalität sinkt 
sie noch weiter auf 0.77 M. A., und nach Beendigung derselben steigt sie wieder sehr 
schnell an, allerdings auch mit verschiedenen Schwankungen, für welche ebenfalls bei 
dem vollkommen klaren Himmel keine Ursache angegeben werden kann. Auf Tafel 16 
ist der Verlauf der Kurve bis kurz nach Schluß der Finsternis wiedergegeben. Die letzte 
Strommarke erfolgte um 3"51"; hierauf wurde die Batterie ausgeschaltet und der Apparat 
auseinander genommen. 
In nebenstehender Tabelle sind die in jeder Minute registrierten Stromwerte zugleich 
mit den abgeleiteten Werten der Lichtstärke zusammengestellt. 
Um die von der Selenzelle aufgezeichneten Widerstandsänderungen in Lichtstärken 
umwandeln zu können, mußte die benutzte Zelle photometriert werden, das heißt, die 
Abhängigkeit der sie durchfließenden Stromstärke von der Intensität der Beleuchtung 
bestimmt werden. Diese Bestimmung wurde nach Rückkehr der Apparate von Herrn 
RUHMER selbst durchgeführt. Als künstliche Lichtquelle benutzte er eine 64.kerzige 
Azetylenflamme und eine 68Skerzige Bogenlampe. Die Azetylenflamme wurde gewählt, 
82 
