Meßinstrument das sehr empfindliche Präzisions-Milliamperemeter von HARTMANN & BRAUN 
Nr. 181711/1873, bei welchem ein Skalenteil 0.05 Milliampere entsprach. 
Programmäßig sollte der Schieber der Selenzelle eine halbe Stunde vor Beginn der 
Finsternis geöffnet werden und die Ablesungen des Galvanometers dann in Zwischen- 
zeiten von 5 bis ıo Minuten, in der Nähe der Totalität soweit möglich noch häufiger 
durch den Observatoriumsgehilfen BEYERMANN erfolgen. Infolge unserer Inanspruch- 
nahme durch das Auspacken und Aufstellen des kurz vor der Finsternis eingetroffenen 
Selen-Registrierapparates wurde jedoch die flache Selenzelle Nr. 501 erst 0"34” von 
3 
mir geöffnet, nachdem ich kurz vorher den Dunkelwiderstand zu u = 18500 2 
bestimmt hatte. Es erfolgten dann folgende Ablesungen: 
M. Z. Gr. M.-A Lux 
4a" a 1.100 56 
TER 1.000 30 
13 0.905 17 
18 0.890 15 
28 0.765 4-7 
35 0.680 1.2 
37 0.645 0.7 
38 ® 0.625 0.6 
55 0.690 1.6 
2 8s 0.725 2.7 
18,5 0.750 4.0 
2 0.755 4-5 
2 0.795 6.7 
53-5 0.805 7-5 
3° 0.805 7-5 
IS 0.805 DES 
30 0.800 7.0 
2 0.785 6.0 
Die Ablesungen wurden vom Observatoriumsgehilfen BEYERMANN ausgeführt, nur 
die beiden mit * bezeichneten führte ich selbst aus. 
Aus den obigen Zahlen geht hervor, daß von Beginn der Messungen bis zur Totalität 
ein sehr schneller Abfall der Stromstärke eintrat, dann aber nur ein sehr langsamer 
Wiederanstieg, bei dem bei weitem nicht die frühere Höhe erreicht wurde. Dieses 
eigentümliche Verhalten legt die Vermutung nahe, daß vielleicht schon bald nach der 
Totalität der Schieber der Selenzelle versehentlich und unbemerkt zum Teil zugeschoben 
wurde, so daß von da ab nur ein Teil der lichtempfindlichen Schicht dem Himmelslicht 
ausgesetzt war. Die Befestigung des Rohres an einer Kiste, auf welcher das Galvanometer 
stand und die Ablesungen erfolgten, sowie die Lage des Schiebers machen eine derartige 
Erklärung wahrscheinlich. Die Abnahme der Helligkeit bis zur Totalität ist jedoch von 
der Selenzelle ganz einwandfrei angegeben. 
Die Photometrierung der Selenzelle Nr. 501 wurde gleichfalls von Herrn RUHMER 
nach Rückkehr der Expedition in Berlin ausgeführt. Als Vergleichs-Lichtquelle wurde 
eine ı6kerzige Glühlampe benutzt und als Batterie die in Souk-Ahras benutzten Trocken- 
elemente von 12.8 Volt Spannung. Die Photometrierung erfolgte wieder bei abnehmender 
86 
